SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 727 



Dispositif pour les excitations rythmiques 

 pai( décharges de condensateurs, 



par L. Lapicque. 



j'ai cherché un dispositif permettant d'examiner avec précision l'exci- 

 tabilité électrique ,des appareils physiologiques qui exigent normale- 

 ment plusieurs excitations répétées. 



La bobine d'induction ne convient pas pour cet emploi; elle reste toujours 

 indiquée en raison de sa siraplicité lorsqu'il s'agit seulement de mettre en 

 jeu le fonctionnement visé. Mais l'analyse de l'excitabililé est impossible par 

 elle. 



A ce point de vue, le défaut essentiel des ondes induites, de celles d'ouver- 

 ture notamment, c'est qu'elles ont en fonction du temps une forme condi- 

 tionnée par la construction même de l'instrument et non réglable au gré de 

 l'opérateur; elles sont chronotypées. 



Pour les deux autres éléments de la question, l'intensité et la fréquence, 

 le chariot d'induction, tel qu'il est usité en physiologie, permet bien un 

 réglage, mais sans précision. 



Vintensité varie avec la dislance des bobines suivant une loi complexe et 

 pratiquement peu commode (i); à un moment donné, par exemple, l'inten- 

 sité va doubler si on pousse le chariot de 1 centimètre; en sens inverse, il 

 faudra le reculer peut-être cinq fois plus pour obtenir une variation équi- 

 valente; la finesse de gradation est donc tout à fait différente dans une région 

 et dans une autre. 



La fréquence est réglée par des dispositifs divers qui ont toujours pour 

 rôle de fermer et de rompre le circuit primaire ; on peut en avoir de précis 

 quant à leur rythme; il paraît bien difficile d'avoir à des fréquences diverses 

 des conditions identiques de i^upture de courant; or, la vitesse de cette 

 rupture influe notablement sur la forme de l'onde induite. Avec les instru- 

 ments usuels, il se produit, aux fréquences diverses, des étincelles de rupture 

 différentes; ce mécanisme vicieux peut, induire en erreur. C'est ce qui s'est 

 produit, je crois, à propos de l'excitabilité du pneumogastrique; il y aura lieu 

 de revenir sur celte question quand, dans une prochaine séance, j'exposeiai 

 une application du dispositif que je vais décrire. 



Ce dispositif se compose essentiellement (voir figure ci-contre) : 

 1° d'un condensateur à sections C, permettant l'emploi de capacités 

 graduées ; 



2° D'une force électromotrice réglable P^, composée en fait d'une 

 série d'accumulateurs et d'un réducteur de potentiel (résislance sur 

 laquelle on prend une dérivation en des points variables); 



(1) La graduation des appareils d'induction français ne donne jamais, à 

 ma connaissance, d'indication sur cette loi; faite simplement en centimètres, 

 elle conduit à un usage vraiment grossier de ces instruments. 



