728 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



3" D'un appareil mécanique qui ferme el ouvre, suivant un rythme 

 donné, le circuit électrique ainsi dérivé. Dans le cas de la figure, c'est 

 un diapason D ; le circuit de P^ est ouvert et fermé en d par un dispo- 

 sitif dont on trouvera le détail plus loin. 



Le fonctionnement est le suivant : 



A la fermeture, il s'établit un courant dans ce circuit P^ uRorfô ; la 

 résistance R est de plusieurs milliers d'ohms; les résistances du reste 

 du circuit étant négligeables vis-à-vis de celle-là, toute la différence du 

 potentiel V maintenue par P^ se retrouve donc pratiquement entre les 

 points o et v. De ces points part un circuit dérivé qui aboutit aux deux 

 armatures des condensateurs gradués C^, à travers une seconde résis- 

 tance R'. Le condensateur se charge suivant la différence du potentiel 

 indiqué ci-dessus. A l'ouverture du circuit, la différence de potentiel 

 entre o et v devient subitement nulle, le condensateur se décharge à tra- 

 vers les deux résistances R et R'. Ces résistances étant sans self, la 

 formule de l'onde de charge et de l'onde de décharge sont respecti- 

 vement 



V __^ V t 



e RC et ., . , • er (R+R'iC 



C'est-à-dire que si Ton a par exemple R^R', soit R-|-R'^2R, la 

 décharge est deux fois moins intense et dure deux fois plus longtemps 

 que la charge. On peut obtenir entre ces deux ondes le rapport que l'oo 

 veut par un choix convenable des valeurs de R et de R'. 



Le nerf à exciter et ses électrodes, en N, sont posés en dérivalion sur 

 R' ou sur une fraction de cette résistance. La résistance de N étant très 

 grande par rapport à ce shunt n'intervient pas d'une façon sensible 

 dans le calcul précédent. Le nerf est donc traversé par une fra-ction 

 adéquate de l'onde de charge et de l'onde de décharge, et l'excitatfon se 

 compose d'ondes alternées, comme dans le cas de l'excitation induite 

 dite tétanisante (d'ailleurs, de par sa forme, l'onde de charge est plus 

 excitante que l'onde de décharge, et au seuil, elle est seule à considérer, 

 comme l'onde d'ouverture de l'appareil d'induction); mais, au lieu 

 qu'elles aient une durée invariable chronotypée, on allonge ces ondes 

 ou les abrège comme on veut, dans le cours même de l'expérience, en 

 changeant de capacité, et cette durée réglable est à chaque instant- 

 parfaitement connue; l'excitation est c/îronorfo5ee. 



Pour les rythmes lents, au-dessous de 10 par seconde, on ferme et 

 ouvre le circuit au moyen d'un des appareils mécaniques usuels dans 

 les laboratoires, métronome de Maelzel modifié ad hoc, roue dentée à 

 goupilles de Marey, etc. Pour les rythmes plus rapides, les instrumenta- 

 les plus commodes sont les diapa-^ons et les lames vibrantes à longueur 

 et à ma-se variables. Mais, à mon avis,^ pour qu'ils donnent des résul- 

 tats constants et précis, il faut les munir de deux archets de GuiUet tels 

 qu'ils sont représentés schématiquement dans la figure. 



