SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 



729 



Ce que j'appelle arc/tei! (/e GiuV/e^ est un ingénieux petit appareil imaginé 

 récemment, pour l'eniretien l'égulier des diapasons, par M. A. Guillet, maître 

 de conférences à la Faculté des sciences de Paris. Ce physicien a bien voulu 

 me permettre d'utiliser et de modifiera ma guise ce dispositif, que je crois 

 appelé à rendre grand service aux physiolofiistes. 



Un fil métallique (argent) a b, a' b', fixé à ses deux extrémités et tendu 

 parallèlement à la branche du diapason, est relié à cette branche par deux 

 fils dri lin ou de chanvre. Un contact du même métal d d', réglable par une 

 vis sensible, se tient aux environs de la position d'équilibre du fil métallique. 

 Quand le diapason vibre, au temps où les branches se rapprochent l'une de 

 l'autre, le fil d'argent est entraîné, se courbe en arc, s'écarte de d ; quand 



ensuite les branches divergent, le milieu du fil d'argent revient toucher d, 

 auquel il reste appliqué, les fils de lin se détendant, pendant le reste de la 

 phase de divergence et pendant la partie symétrique de la phase suivante de 

 convergence, jusqu'au momeiit où les fils de lin sont tendus de nouveau. Au 

 cours de chaque vibration complète du diapason, le contact reste donc fermé 

 peniiant une fi action de la période modifiable à volonté, mais très constante 

 pour une position donnée. 



L'archet à droite sur la ligure a'b'd' sert à l'entretien, en faisant passer 

 le courant de la pile ^3 dans Félectro-aimant E ; il est muni d'un con- 

 densateur c qui, shuntant la coupure, empêche toule étincelle en d 

 etai.nsi préserve les surfaces métalliques d'une altération nuisible. J'ai 

 eu l'idée de monter un second archet symétrique pour employer à l'exci- 

 tation un circùit.électrique entièrement distinct du circuit d'entretien. 



Par le contHct d' on règle la dépense d'enlretien, et par conséquent 

 l'amplitude des vibrations; ceci avec une constance remarquable, comme 

 la indiqué M. Guillet et comme j'ai pu le véi-iBer. Le diapason marche 



