106 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



2° Dans le même laps de temps la ^ro^riéié s ensibilisinogène du sérum 

 est considérablement amoindrie, sans toutefois disparaître. 



Des expériences entrain nous permettent d'espérer de pouvoir pré- 

 ciser les conditions de la disparition complète de cette dernière pro- 

 priété ainsi que ce que devient la propriété précipitinogène « in vivo » 



ilravail du laboratoire de M. Borrel à rinsiitul Pasteur.) 



Sur un cardiographe explorateur a aiguille, 

 par B.-Gr. Dubamel. 



Le lapin est un excellent animal de laboratoire, mais il est très diffi- 

 cile d'obtenir de bons cardiogrammes avec les cardiographes superficiels 

 que l'on applique simplement sur la région précordiale. L'appareil de 

 Laulanié, utilisable pour le chien, ne donne que de médiocres résultats 

 avec le lapin. Nous avons fait construire un explorateur qui nous a déjà 

 rendu de nombreux services dans l'étude des propriétés pharmacolo- 

 giques de divers médicaments. 



Il s'agit d'un appareil à aiguille dont le pied-support est analogue à celui 

 de Laulanié, c'est-à-dire est formé d'un disque largement perforé et adoptant 

 à peu près la forme courbe du thorax. Le pied est fixé par une ceinture qui 

 assure son immobilité sans l'empêcher de suivre les mouvements respira- 

 toires. Les crochets latéraux peuvent rendre quelques services. Le disque 

 supporte une coionnette à laquelle sont fixés un tambour à membrane très 

 souple et, plus haut, une petite potence mobile portant un ressort. A ce res- 

 sort pend l'aiguille exploratrice. Celle-ci présente à diverses hauteurs de petits 

 anneaux. Le pied-support fixé sur l'animal, on enfonce l'aiguille normale- 

 ment à la surface thoracique de 2 centimètres de profondeur environ. L'ai- 

 guille, bien fichée dans le ventricule gauche, présente extérieurement des 

 oscillations qui sont proportionnelles, comme ampleur et comme fréquence, 

 aux pulsations de ce ventricule (Ce premier temps de l'expérience est réalisé 

 chaque fois qu'on désire au laboratoire compter les pulsations cardiaques 

 d'un lapin). Avec le cardiographe, les oscillations de l'aiguille sont orientées 

 par le ressort fixé à la potence, ressort qui suspend l'aiguille le cas échéant 

 et crée un plan de battement. 



L'aiguille bien fixée, on approche le tambour qui porte en son centre une 

 petite pièce de métal rigide terminée par un crochet, et on accroche cette 

 petite pièce à un des anneaux minuscules échelonnés le long de l'aiguille ; 

 aussitôt, on oriente convenablement, par un jeu d'articulations, le tambour 

 qui peut transmettre les battements de l'aiguille à un enregistreur de 

 Marey, etc. 



