,666 



REUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX 



Quant à l'oxygène nécessaire, il est aspire par la dépression dans 

 l'appareil et traverse un compteur à gaz sensible, G, venant d'un sac de 

 c&outchouc Q. ■ ; .;. ; 



Thermomeire^ 



Compleur 



La température est maintenue constante dans l'appareil par une 

 drculalion i-apide de l'air ambiant à travers l'intérieur du tube à 

 ailettes L, au moyen d'une pompe à gaz de GaifTe P„. Le tout est mû par 

 un pelit moteur électrique M, se raccordaal :à une prise de courant 

 quelconque. , 



Là respiration se fait indéfiniment sans aucune gène pour le sujet. 

 Lorsqu'elle a assez duré, — quinze minutes suffisent, — on recueille la 



