SÉANCE DU 9 ^fOVEMBRE 



425 



seringue « Record » (de o ou 10 ce), mue par un électromoteur E. M, 

 de 1/20 HP dont la vitesse est considérablement démultipliée par un 

 système de vis sans fin. 



L'ajutage de la seringue est raccordé à un tube en T ; une des branches 

 amène le sang d'un flacon central (F.C.). l'autre servant à le refouler 

 vers l'organe en expérience. 



Comme pour toute pompe de même genre, de?ix soupapes sont nécessaires. 

 L'une, placée sur la portion du tube d'aspiration qui plonge dans le flacon 



Les nécessités du dessin ont forcé à écarter les diverses parties de l'appareil 

 plus qu elles ne le sont en réalité : ainsi pratiquement, le flacon F. G. s'emboîte 

 dans le serpentin St., etc.. 



Le thermosiphon Tti. S. est chauffé par un Bunsen placé à son intérieur, que le 

 dessin ne montre pns. 



Les flèches -<-=^^ indiquent le cours de l'air chargé d"hématoser le sang. Les 

 flèches -< 4g: figurent le cours du sang. 



de réserve, l'autre sur le tube de refoulement. Je les ai construites très 

 simplement en étranglant ces tubes au chalumeau en un de leurs points: 

 une tige de verre, pleine, est rodée à l'émeri sur la face interne de l'étran- 

 glement et forme la soupape proprement dite. 



II. — Dispositif régulateur de la pression. Le sang refoulé par la 

 pompe n'arrive pas directement à l'organe. Sur son parcours se trouve 

 intercalé un dispositif, le plus important peut-être de l'appareil, destiné 

 à empêcher toute surpression nuisible. C'est, comme le montre le dessin 

 ci-dessus (cl,), une simple cloche d'air en verre : le sang qui y pénètre 



