426 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



en petite quantité comprime Fair à une pression équivalente à la sienne. 

 Par le tube t. R., celte compression se transmet au manomètre à mercure 

 M. H. G. et refoule le mercure de la branche b. Le manomètre étant 

 intercalé dans le circuit de l'électromoteur E. M., dès que le mercure 

 cesse de toucher le fil de platine f. p., le courant se rompt, la dynamo 

 s'arrête. Ce dispositif entrant en jeu à chaque surpression et particuliè- 

 rement quand une bulle gazeuse vient obstruer le vaisseau afférent, il 

 en résulte une sécurité absolue, un automalis-me parlait de la circulation ; 

 sans compter que l'air, contenu dans la cloche, régularise la pression par 

 son élaslicilé, empêchant ainsi tout choc, tout coup de bélier nuisible 

 aux organes. 



Pour des circulations intrahépatiques, la pression la plus favorable est de 

 4-5 ce. de mercure pour le lapin, de 6 pour le chien. 



Le sang, après avoir irrigué l'organe, en revient par le vaisseau efîérent. Il 

 est convenable de surélever le corps de l'animal pour faciliter cetie circulation 

 de retour. 



IIL — Appareil d'hématose. Le sang est amené immédiatement par 

 un tube de verre tv à l'extrémité inférieure du serpentin Sr. 



Il y stagnerait, si un dispositif particulier n'y faisait simultanément pénétrer 

 de l'air : entiaînant les gouttes de sang malgré la pesanteur, il l'étalé d'abord 

 sur la face interne du lube, puis, chose plus importante, \e>' divise en une 

 multitude de petits ménisques qui, ' cloisonnant » l'intérieur du serpentin, 

 assurent un développement énorme de la surface d'hématose et la quasi- 

 instantanéité de celle-ci. Mais ce phénomène (de formation de ménisques) ne 

 se produit bien que si le sang doit remonter le serpentin de bas en haut. 



IV. — Brise-mousse. Le sang entraîné par l'air est déversé par 

 saccadf s dans le flacon de réserve et y retombe non sans former une 

 mousse abondante que le courant d'air pourrait entraîner vers la pompe 

 aspirante (P. asp.). Pour éviter cet inconvénient, l'on intercale sur le 

 trajet de l'air, au-dessus du flacon de réserve, un brise-mousse, simple 

 manchon de verre contenant des rognures de toile die nickel. Ce métal 

 brise à la perfection les petites bulles, qui retombent alors dans le flacon 

 de réserve. 



Toutes les parties de l'appareil, dans lesquelles circule le sang, sont 

 placées dans un bain-marie qui les maintient à une température parfai- 

 tement constante. 



V. — Régularisation de la température. Pour mieux assurer cette 

 constance de tempéralure, dans toutes les parties du bain-marie, j'ai: 

 1° réalisé le chauffage indirect de l'eau par un serpentin disposé en 

 thermosiphon (T. h. S. y) ; 2° adapté à la cuve une pompe turbine p. t. u. 

 mue par une transmission venant de l'électromoteur E. M., et qui relève 



