436 



SOCIETE DK BIOLOGIE 



de diluer la potasse avant de l'introduire dans l'uréomètre, cette dilution 

 produisant par elle-même un léger dégagement gazeux. Cette manière- 

 de faire est commode et suffisamment précise. 



Toutefois, au cours de nos expériences, il nous a été donné d'observer 



une autre cause d'erreur, à laquelle nous avons dû chercher à remédier. 



Elle est inhérente aux procédés uréométriques où l'azole est libéré 



par l'hypobromite et mesuré sur la cuve à mercure. Voici 



en quoi elle consiste : 



Pour obtenir une décomposition aussi complète que pos- 

 îl . • sible de l'urée, il faut, à plusieurs reprises, agiter assez 



fortement le liquide, en le brassant avec le mercure contenu 

 dans l'uréomètre. Or, oc constate bien, ce faisant, qu'au bout 

 d'un certain temps le volume du gaz dégagé se tient à une 

 valeur sensiblement constante, mais si l'on continue la même 

 manœuvre, on voit, à partir d'un certain moment, le 

 volume gazeux subir à chaque brassage nouveau un accrois- 

 sement manifeste, et qui va grandissant. 



Cela tient aune attaque du mercure, qui, d'abord imper- 

 ceptible, prend des proportions de plus en plus grandes, à 

 mesure que le métal s'émulsionnc davantage sous rinfluence 

 de l'agitation. 



Pour éviter cette cause d'erreur, nous avons été amenés 

 à établir le simple appareil que nous vous présentons et 

 qui rend l'emploi du mercure inutile (1). Il consiste en un 

 sac ampullaire de caoutchouc, dont nous coififons l'extré- 

 mité inférieure de l'uréomètre du type Yvon. 



Pour se servir de cet appareil, on opère de la manière sui- 

 vante : L'uréomètre d'Yvon est coiffé, à l'extrémité infé- 

 rieure de sa grande branche A, de la calotte en caoutchouc, 

 dans laquelle on a préalablement introduit quelques billes 

 de verre. On verse peu à peu le liquide dont on veut doser 

 l'urée dans la petite branche B de l'uréomètre, tout en 

 exerçant de petites pressions suivies de relâchement sur la 

 coiffe de caoutchouc. L'air du grand tube est ainsi peu à peu refoulé à 

 travers le liquide de la branche B, tandis que celui-ci passe, au con- 

 traire, dans l'espace A. Une fois ce passage complètement opéré, on 

 verse en B, pour lavages, quelques centimètres cubes d'eau distillée, 

 que l'on fait passer à leur tour en A. 



A ce moment, on regarde si, en comprimant à fond la calotte de 

 caoutchouc, on peut amener le niveau du liquide un peu au-dessus du 

 robinet. Si ce résultat est atteint, on ferme alors le robinet; sinon, il 

 faut d'abord ajouter progressivement de l'eau distillée en quantité suffi- 



(1) Ce qui serait aussi une commodité pour d'autres analyses similaires 



