532 RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY (67) 



Le professeur Gullstrand a utilisé les lentilles asphériques dans la 

 construction de son grand ophlalmoscope sans reflets ni voile. Au 

 dernier Congrès de la Société française d'ophtalmologie (1), j'ai indiqué 

 les idées théoriques qui l'avaient guidé, et j'ai décrit sommairement le 

 dispositif auquel s'était arrêtée la maison Zeiss pour la construction de 

 cet ophtalmoscope. L'instrument est assez lourd et volumineux, il est 

 d'un prix élevé, et son emploi semble devoir être réservé aux grandes 

 cliniques. Mais le professeur Gullstrand a montré que l'on pouvait à 

 moins de frais obtenir un instrument portatif, présentant au fond les 

 principaux avantages du grand ophtalmoscope et ne laissant subsister 

 pour l'observateur que deux petits reflets provenant des faces de la 

 lentille, les reflets dus à la cornée et au cristallin et le voile général de 

 l'image se trouvant supprimés. Je puis vous présenter aujourd'hui un 

 des premiers instruments de ce genre construit par la maison Zeiss. 



Étudiant la clarté des images fournies par les systèmes optiques et 

 le rôle des diaphragmes et des pupilles pour limiter ces images, le 

 D'" Gullstrand a reconnu que l'on réalisait les conditions de l'ophtal- 

 moscopie sans voile ni reflets provenant de la cornée ou des faces du 

 cristallin si on formait dans la pupille de l'œil à examiner : 1° l'image 

 de la pupille de l'observateur, 2° l'image de la source lumineuse, ces 

 deux images étant séparées par un certain intervalle. 



Voici comment on forme ces deux images dans l'ophtalmoscope 

 monoculaire à main. 



La source lumineuse est une petite lampe électrique de 4 volts, à 

 filament métallique rectiligne. Un système optique, essentiellement 

 composé d'une lentille sphérique et d'un prisme, projette l'image de ce 

 filament orienté verticalement sur une petite fente verticale. On doit 

 régler ce tube d'éclairage de façon ù ce que le filament soit bien placé 

 par rapport au système optique. La lampe est construite de telle sorte 

 que. quand elle est en place, la portion rectiligne du filament se trouve 

 toujours perpendiculaire à l'axe du tube d'éclairage, mais il faut en 

 outre que le filament soit parallèle à la fente, et qu'il rencontre l'axe 

 optique du système à une distance telle que son image tombe sur la 

 fente, qui dans ces conditions n'arrête aucun des rayons utiles. Je 

 n'insiste pas sur les détails de ce réglage, d'ailleurs facile à effectuer. 

 Le tube d'éclairage est solidaire d'un disque présentant une petite 

 ouverture : le diaphragme de l'appareil. L'observateur qui tient l'ophtal- 

 moscope à la main regarde à travers ce diaphragme et peut faire 

 défiler devant son œil les verres d'un disque de Recoss. 



Une lentille asphérique tenue de l'autre main donne dans la pupille 

 de l'œil à examiner des images rapetissées delà fente et de la pupille 



(1) Dufour. L'ophtalmoscopie sans retlels ni voile. Bulletins et mémcires de 

 la Société française d'ophtalmologie, 1912. 



