ëifë' , SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



DliSCKIl'JION d'une platine POl'R CENTHIFUGATION, 



par E. Fauké-Fkemiet. 



L'emploi de la cenlrifugation comme méthode d'analyse c}'lologiq_ue 

 a déjà donné des résultats assez importants pour qu'il soit inutile d'in- 

 sister sur ce point. Un élémeiit cellulaire quelconque soumis à l'actiott 

 de la force centrifuge se comporte en effet comme un tube à centrifu- 

 gation dans lequel les inclusions cytoplasmiques se superposent par 

 ordre de densité. En dehors du résultat fourni par cette séparation 

 mécanique, qui permet de mieux distinguer les divers composants 

 morphologiques de la cellule, on peut encore, par exemple, étudier la 

 vitesse de déplacement des granules en fonction de la température, ce 

 qui permet d'apprécier les variations de la viscosité du cytoplasma, 

 etc., etc. Mais des recherches poursuivies dans ces directions supposent 

 l'observation immédiate et in vivo des cellules centrifugées, et c'est 

 pourquoi Ilogue (1910), expérimentant avec l'œuf d'Ascaris niegaloce- 

 pkala, centrifuge non point une masse d'œufs qui serait ensuite fixée, 

 coupée et colorée, mais une préparation ordinaire dans laquelle les 

 œufs sont étalés entre lame et lamelle. Avec les centrifugeurs habi- 

 tuels ce procédé est peu commode, car la préparation doit être calée 

 dans un tube, nécessairement assez volumineux-. J'ai remédié à cet 

 inconvénient en faisant construire une platine pouvant s.'adapter aux 

 petites centrifugeuses à la place du porte-tube ordinaire. 



La platine pour centrifugation est constituée par une plaque métal- 

 lique ajourée construite comme un porte-tube ordinaire qui, au lieu de 

 présenter à chaque extrémité un anneau mobile, se termine par un 

 élargissement rectangulaire de la dimension d'une lame 76-26 et dont 

 le grand axe est perpendiculaire à celui de l'appareil qui présente ainsi 

 la forme d'un double T. Cet élargissement est limité du côté externe et 

 du côté latéral opposé au sens de la rotation par un petit rebord sur 

 lequel bute la préparation, laquelle est maintenue en place par deux 

 valets solidement fixés. L'action de la force centrifuge s'exerce ainsi, 

 lorsque la platine est en rotation, parallèlement à la surface de la pré- 

 paration, et suivant la largeur de la lame porte-objet; il suffit donc 

 d'examiner ensuite cette préparation en la disposant dans la position 

 habituelle sur la platine d'un microscope fortement incliné pour observer 

 les effets produits par la centrifugation. 



J'ajouterai que cet appareil très léger, et n'offrant à l'air qu'une très 

 faible résistance, tourne facilement beaucoup plus vite que des tubes. 

 Avec un petit centrifugeur à eau qui a servi à mes expériences, la vitesse 

 est à peu près doublée et de 1.300 tours à la minute, avec deux tubes 

 ordinaires, passe à 2.500 avec la platine chargée de deux préparations. 



