SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 



701 



1° Par suite du choc, lors de la prise d'instruments, le tranchant des 

 scalpels et les pointes d'aiguilles s'abîment le plus souvent; 



2° Lorsqu'on prend un instrument quelconque, on touche inévitable- 

 ment aux autres, et, si les mains ne sont pas bien désinfectées, on 

 risque de contaminer le reste; 



3*^ Il n'est pas très facile de transporter le récipient contenant les 

 instruments, lorsqu'on désire opérer ailleurs ; 



4° Pendant l'opération, on évite de mettre en contact les instruments 



ayant déjà servi, avec ceux qui sont encore stériles; faute de place 

 spéciale pour les instruments servis, on les dépose ailleurs ; c'est là un 

 inconvénient sérieux, attendu que certains de ces instruments peuvent 

 être infectés. 



Nous avons construit un modèle de stérilisateur par ébullition, qui 

 permet de remédier à ces inconvénients. En voici la description (voir 

 fig. 1 et 2). 



L'appareil se compose : 1° d'une marmite en nickel b pourvue d'une 

 anse iz) qui sert à la transporter, et un couvercle, flg. 2. Ce couvercle 

 est surmonté d'une anse a et possède au centre une soupape v. Cette 

 soupape est munie de deux orifices disposés de telle façon qu'en impri- 

 mant un tour à la clef y, ces orifices se placent en face de deux autres 



