SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 705 



importe, soit de protéger les substances manipulées contre les germes 

 et les poussières extérieures, soit de protéger l'opérateur contre les 

 poussières, les vapeurs ou les germes nocifs qui pourraient être mis en 

 suspension dans l'air au cours des opérations. 



Nous avons fait construire une. hotte répondant à ce double but. 



Elle se compose d'une cage à montants de métal et à parois vitrées, 

 reposant par l'intermédiaire d'une bande de caoutchouc sur un plateau 

 métallique. 



La face antérieure porte deux orifices circulaires de 20 centimètres de 

 diamètre sur lesquels peuvent être montées des manches de caoutchouc 

 qui s'adaptent exactement aux poignets de l'opérateur. La partie supé- 

 rieure de cette même face présente un plan oblique vitré qui permet à ce 

 dernier d'embrasser facilement du regard tout l'intérieur de l'appareil. 



Les parties latérales sont munies chacune d'une porte à charnière, 

 garnie d'un bourrelet de caoutchouc, qui permettent avant et après 

 l'opération d'introduire ou de retirer les objets et instruments néces- 

 saires à la manipulation. 



La paroi postérieure est entièrement vitrée, pour permettre un large 

 éclairage, et est munie d'un tuyau d'entrée de gaz permettant d'alimenter 

 un bec Bunsen. Le toit porte un manchon formant cheminée, qui peut 

 être garni d'un cercle de toile métallique, lorsqu'on allume à l'intérieur 

 un bec Bunsen, ou au contraire oblitéré au moyen d'un couvercle. 

 Ajoutons qu'il existe sur la paroi antérieure une rentrée d'air munie d'un 

 filtre d'ouate entre deux toiles métalliques, et que les orifices pour les 

 bras peuvent être, après usage, fermés avec des couvercles. 



Les photographies que nous présentons montrent qu'on peut, ou bien 

 faire des ensemencements bactériologiques à l'abri des poussières exté- 

 rieures, tout en utilisant le bec Bunsen, ou bien faire toute autre opé- 

 ration aseptique, telles que broyages de bacilles desséchés, broyages de 

 substances chimiques. On pourrait également, en faisant une deuxième 

 entrée pour les bras sur la face postérieure, utiliser cette cage en chirur- 

 gie pour certaines opérations nécessitant une asepsie absolue. 



La hotte pouvant se fermer hermétiquement peut être ensuite stéri- 

 lisée soit par l'air chaud, soit par des vapeurs de formol; de plus, tous 

 ses éléments sont facilement lavables par des solutions antiseptiques. 



Le modèle de l'appareil, construit sur nos données par la maison 

 Flicoteaux, se trouve au laboratoire de chimie thérapeutique de l'Institut 

 Pasteur, où nous l'utilisons pour certaines recherches. J'adresse ici mes 

 remerciements à M. Ernest Fourneau, qui a bien voulu en faciliter la 

 réalisation, ainsi qu'à M. Jeantet, qui a fait les belles photographies que 

 je viens de présenter. 



