204 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



immédiate du voile récolté au cours de nos différentes recherches. Nous 

 avons trouvé comme composition moyenne rapportée à 100 grammes de 

 corps microbiens séchés dans le vide jusqu'à poids constant : 



•2,41 p. 100 d'azote total. 



1,33 p. 100 de cendres. 



22,14 p. 100 de matières grasses. 



[Travail effectué au Laboratoire du professeur Raymond.) 



Application d'un changement de vitesse a l'enregistbeur de Marey, 



par J. Chevalier. 



L'enregistreur de Marey dont se servent la plupart des physiologistes 

 et des cliniciens se compose essentiellement d'un cylindre entraîné par 

 un fort mouvement d'horlogerie muni d'un régulateur de Foucault. Du 

 mouvement d'horlogerie sortent 3 axes appartenant à 3 mobiles successifs 

 et animés respectivement des vitesses angulaires suivantes : 



Premier axe 1 tour par minute. 



Deuxième axe 1 tours par minute. 



Troisième axe 40 tours par minute. 



Le cylindre ayant un diamètre de 13 centimètres, il en résulte pour 

 lui les vitesses périphériques suivantes : 



Première vitesse 0°i0068 par seconde. 



Deuxième vitesse O^ùilo par seconde. 



Troisième vitessse 0'°2720 par seconde. 



Les 3 axes sont situés aux trois sommets d'un triangle équilatéral et, 

 pour utiliser l'une de ces vitesses, il faut placer le cylindre dans le pro- 

 longement de l'axe qui correspond à la vitesse choisie. 



Si au cours d'une expérience on désire, pour examiner de jjIus près 

 un phénomène, augmenter ou diminuer la vitesse du cylindre, il faut 

 changer celui-ci d'axe. Déplus, l'un des axes tournant forcément en sens 

 inverse des deux autres, si l'on a besoin d'utiliser la vitesse fournie par 

 cet axe, il faut retourner complètement le bâti pour pouvoir faire 

 l'inscription dans des conditions convenables. 



Pour remédier à ces inconvénients, nous avons songé à obtenir ces 

 différentes vitesses sur un même axe qui pourrait être embrayé succes- 

 sivement avec les 3 axes du mouvement d'horlogerie. Etant donnée la 

 diffusion de cet appareil, il nous a, de plus, paru indispensable que ce 

 dispositif pût être appliqué sans nécessiter de changements importants 

 aux appareils existants. 



