SÉANCE DU 27 FÉVRIER 



341 



photographique des phénomènes souvent passagers et rapides dont ces 

 éléments sont le siège. 



Marey, Weiss, Bull, Noguez et autres ont déjà abordé la chronophoto- 

 graphie microscopique. A noire tour nous avons cherché à réaliser un dis- 

 positif adapté au travail dans le laboratoire et capable en outre d'assurer des 

 analyses dans le temps et dans l'espace, malgré les difficultés relatives aux 

 déplacements du mobile dans les plans vertical et horizontal; l'appareil que 

 nous avons peu à peu constitué nous fournit des instantanés à fort agrandis- 

 sement avec une chambre à glissière de tirage variable, et permet des prises 

 de vues chronophotographiques avec temps de pose réduits et contrôle des 

 vitesses. La figure d'ensemble ci-jointe donne une idée de notre dispositif. 



Un banc d'optique de Zeiss (BZ) supporte tout l'appareil d'éclairage : 

 régulateur à arc voltaïque (Arcj de 20 à 50 ampères et 60 volts sur continu. 

 Condensateurs divers (L'L^) chambre à eau (C), obturateur rapide à rideau (E), 

 cadre pour écrans d'absorption (E') diaphragme à Iris (I). 



Un régulateur Foucault (R) actionne un obturateur à ailettes (A) qui 

 coupe le faisceau éclairant à des intervalles réglés à volonté; cette coupure 

 donne sur le film de l'appareil le contrôle exact du temps et permet d'appré- 

 cier la durée de pose et l'intervalle entre les images. 



Par exemple, avec 30 coupures par minute et une ouverture de l'obturateur 

 du chrono égale à 11° environ, 30 images sont recueillies en une seconde et 

 chacune d'elles avec 1/960" de pose. Un statif de Zeiss (S) est fixé, dans la 

 position verticale, sur le support général de la chambre (Ch.) qui est indépen- 

 dante du banc d'optique ; l'appareil chronophotographique (Chr.) est lui-même 



