342 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



mis en relation directe par un tube télescopique avec le statif, pour éviter 

 toute perle de lumière, ce qui nous a paru constituer ici une condition essen- 

 tielle. La figure montre l'appareil disposé pour les prises de vues chronopho- 

 tographiques, la chambre qui sert aux agrandissements ordinaires étant 

 rejetée vers la gauche en dehors de la ligne axiale du stalif. 



[Pour les prises de vues ordinaires, on enlève à volonté le clirono avec 

 sa tablette et on ramène la chambre au-dessus du microscope que vient 

 coiffer le prisme (P)]. 



Les jambes de force (J) qui soutiennent et immobilisent l'appareil chro- 

 nophotographique sont repérées de façon à permettre de fixer rapidement 

 la surface sensible du film à la distance convenable, que l'on travaille sans 

 oculaire ou avec l'oculaire exigeant une distance minima de 24 centimètres 

 entre son appui et la surface sensible. Un micromètre objectif, photographié 

 une fois pour toutes pour chacune de ces distances, précise chaque grossisse- 

 ment. Un prisme, coloré en rouge pour éviter le voile, recueille l'image 

 formée sur cette pellicule, et la renvoie au dehors au travers d'une loupe 

 fixée dans une fenêtre latérale ménagée à cet effet : nous pouvons ainsi 

 mettre au point et, dans certains cas, suivre le mobile et l'accompagner 

 même dans ses déplacements en profondeur. 



Nous complétons occasionnellement le dispositif en utilisant le tube à 

 vision latérale de Nachet modifié de façon à projeter l'image sur un écran 

 mobile (PR)- 



II y aurait grand avantage à recueillir l'image simultanée d'un objet 

 mobile et d'une quadrillée fournissant un repérage exact pour les déplace- 

 ments : le défaut de concordance de mise au point pour l'objet et le qua- 

 drillage rend très difficile cette association. Nous étudions en ce moment un 

 dispositif qui permettra, nous l'espérons, de projeter un réseau sur la prépa- 

 ration. 



Un niveau d'eau et un fil à plomb fournissent le contrôle des rapports 

 d'équerre entre les différentes pièces du système; la mise en marche du 

 chrono est réalisée soit à la main, soit au moyen d'une dynamo, l'embrayage 

 s'opérant au moment voulu sur le moteur en marche; on peut également, 

 avec le moteur, réaliser automatiquement des prises de vues espacées. 



Depuis plusieurs années que cet appareil fonctionne, nous n'avons eu aucun 

 accident dû à réchauffement : les objets mobiles conservent leur activité 

 normale après les prises de vues, qu'il s'agisse des grains du latex de caout- 

 chouc dont nous avons étudié les mouvements browniens avec M. Victor 

 Henri [C. R., mai 1908) ou des spirilles, spirochœtes, etc. dont nous avons 

 cinématographié les mouvements et les déplacements avec M"« Cernovo- 

 deanu : nous soumettrons prochainement à la Société une élude relative à 

 cette seconde série. 



{Laboratoire de M. François-Franck au Collège de France.) 



