662 RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX 



Emploi expérimental du courant fulgurant; 



TISSUS FRAPPÉS DE PRÉFÉRENCE PAR L'ÉTINCELLE, 



par J. Bergonié et L. Tribondeau. 



Ceci n'a pas pour but de donner une méthode de mesure pratique et 

 exacte du coursuii fulgurant; nous savons par des travaux récents (1) 

 que c'est à peu près impossible dans l'élat actuel de la technique spé- 

 ciale à ces courants ; nous voulons seulement définir autant que possible 

 les conditions dans lesquelles nous nous sommes placés dans nos 

 diverses expériences de fulguration expérimentale. 



L'iippareil producteur des courants de haute fréquence a toujours été 

 le meuble d'Arsonval-Gaiffe alimenté soit par du courant alternatif 

 venant directement d'une usine centrale, soit par une commutatrice. Il 

 faut compter dans ces conditions de 40.000 à 60.000 volts au secondaire. 

 Les condensateurs en série servant à la haute fréquence représentent 

 une capacité de OmF 005 et la distance explosive entre les pointes 

 d'aluminium a varié de 4 à 10 centimètres. Le résonateur utilisé est le 

 modèle de la maison Gaifïe, et le réglage en était effectué en cherchant, 

 pour une distance explosive déterminée, la longueur maxima d'étincelle 

 entre la pointe de l'éleclrode à fulguration et une électrode reliée 

 au sol. 



Nous avons toujours placé sur le circuit entre le résonateur et l'élec- 

 trode fulgurante un ampèremètre à fil chaud pour haute fréquence dont 

 les indications sont toujours données dans nos expériences (60 à 450 

 milliampères). C'est là une de leurs caractéristiques. 



Une autre provient de la mise constante à la terre de tous nos ani- 

 maux, tissus ou cultures fulgurés. Pour cela une large électrode métal- 

 lique recouverte ou non de gaze imbibée d'eau chaude était mise en 

 contact aussi intime que possible avec le corps de l'animal, le tissu, la 

 culture, et reliée à un tuyau d'eau. Ce dispositif a dailleurs toujours 

 été adopté par l'un de nous dans ses fulgurations thérapeutiques. On 

 évite ainsi le plus grand nombre des pertes par effluves, les contacts 



(1) Voir au sujet de ces mesures : 



1° Bergonié et Turpain. Sur les mesures des courants de haute fréquence 

 en électricité médicale, Arch. d'éleclr.méd., 25 août 1908, p. 635; 



2" Gaiffe. Sur les méthodes et instruments de mesure dans l'application et 

 la production des courants de haute fréquence, Arch. d'électr. niéd., 1907, 

 p. 523. 



3° Bergonié, Broca et Ferrie. Conservation de la pression artérielle de 

 l'homme après l'apphcation des courants de haute fréquence, Comptes rendus 

 de l'Acad. des Sciences, 16 septembre 1907. 



