776 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



OSCILLOMÈTBE SPHYGMOMÉTRIQUE A GRANDE SENSIBILITÉ 

 ET A SENSIBILITÉ CONSTANTE, 



par V. Pachon. 



Comme je l'ai montré dans une note précédente (1), Tutilisàtion cor- 

 recte de la méthode des oscillations en sphygmomanométrie clinique 

 exige la solution préalable d'un problème d'ordre physique, relatif à 

 l'instrument indicateur ou inscripleur des pulsations artérielles. Cet 

 instrument doit avoir une grande sensibilité pour permettre de juger 

 facilement des moindres différences entre l'amplitude des pulsations; il 

 doit avoir aussi une sensibilité constante aux divers régimes de pression 

 auxquels il fonctionne, pour rendre légitime la comparaison des pulsa- 

 tions obtenues à ces divers régimes. Or, ces desiderata n'ont pas été 

 satisfaits j usqu'à ce jour. 



Le problème fondamental à résoudre est le suivant : Etant donnée 

 une capsule nianomélrique., faire que la sensibtlité de cette capsule soit tou- 

 jours constante et maximale pour une variation de pression déterminée^ 

 quel que soit le régime préalable de pression du système auquel est conju- 

 guée ladite capsule manomé trique. 



Pour obtenir la constance et le maximum de sensibilité d'une cap- 

 sule manométrique (boîte de Vidi, par exemple) à toutes pressions, il 

 est nécessaire et il suffit de maintenir à tout instant celte capsule dans 

 son état initial de repos, c'est-à-dire de faire qu'elle se trouve toujours 

 dans un état de tension nulle, au moment où elle devra traduire la 

 variation dépression que l'on se propose d'étudier. Cette condition est 

 réalisée en faisant en sorte que la pression de régime qui s'exerce à l'in- 

 térieur de la capsule manométrique s'exerce également à la surface exté- 

 rieure de cette capsule. La sensibilité de la capsule manométrique est, 

 dès lors, constante en même temps que maximale, puisqu'elle traduit 

 toute variation de pression en partant d'un état de tension nulle, quel 

 que soit le niveau de pression préalable du système auquel elle appar- 

 tient. 



La condition de grande sensibilité est également remplie, du même 

 coup. La sensibilité de la capsule manométrique (déjà maximale pour 

 toute capsule) pourra, en effet, être désormais aussi grande que l'on 

 voudra, car cette capsule, n ayant pas à faire équilibre à la pression de 

 régime par sa force élastique, peut être constituée, dès lors, par un métal 

 excessivement mince et souple. L'appareil indicateur des pulsations 

 aura donc, d'une part, une sensibilité constante; il pourra avoir, d'autre 



(1) V. Pachon, Sur la méthode des oscillations et les conditions correctes 

 de son emploi en sphygmomanométrie clinique. Comptes rendus de la Soc. de 

 Bioi, LXVI, 733-735; 8 mai 1909. 



