SÉANCE DU 15 MAI 



777 



part, une 1res grande sensibilité. Ce sont là les caractéristiques de Voscil- 

 lomètre sphygmométrique que j'ai i'iionneur de vous présenter. 



Le schéma de la figure 1 permet de comprendre la constitution et le 

 fonctionnement de Voscillomèlre sphygmométrique. 



FiG. 1. — Schéma de roscillomètre sphygmométrique. 



Dans une enceinte rigide (boîtier métallique) et parfaitement hermétique E 

 est enfermée une cuvette anéroïde c. Boîtier E, capsule manométrique c et 

 brassard B sont normalement en communication par les conduits f, b, a. 

 Une pompe P permet d'établir toute pression voulue dans le système cons- 

 titué par ces organes; le chiffre de pression est donné par le manomètre M; 

 une valve d'échappement v permet de diminuer ad libitum la valeur du régime 

 de pression préalablement établi. 



Etant donné un régime quelconque de pression, veiit-on faire une lecture, 

 c'est-à-dire reconnaître l'amplitude des pulsations artérielles à ce régime, 

 il suffit alors d'agir sur un organe séparateur S, dont la manœuvre inter- 

 cepte la communication entre le boîtier E, d'une part, et le système composé 

 du brasssard B et de la capsule manométrique c, d'autre part. A ce moment, 

 les variations de pression créées dans le brassard par les variations ryth- 

 miques de volume du segment de membre exploré sont transmises exclusi- 

 vement à la capsule manométrique, qui les traduit nécessairement avec une 

 sensibilité constante et maximale, puisque ces variations de pression sur- 

 prennent toujours la capsule manométrique dans un état de tension nulle, 

 es parois supportant à Vextérieur comme à l'intérieur la pression de régime à 

 laquelle on fait la lecture, et donnée par le manomètre M. L'amplitude des 

 oscillations est traduite par le déplacement sur un cadran d'une aiguille / 

 reliée à la cuvette anéroïde par un système de commande approprié. 



Mode d'emploi de l'osgillomètre sphygmométrique. — L'oscillomètre 

 sphygmométrique permet, en raison de ses caractéristiques propres de 

 sensibilité, la détermination précise chez l'homme des pressions arté- 

 ielles maxima et minima. 



