442 



Bestimmung de» spez. Gevr, des Meerwasaers etc. 



m 



ich bei meinen Nordsee-Reisen zu magnetischen Beohach- 

 tungen auch diese nach Möglichkeit anstellte; seihst unter 



dicht 



(vergl. 



;erefften Marssegeln konnte ich sie noch ausführen 

 auch in Betreff der Grösse der Gläser — oben ge- 

 nannte Abhandlung in „Das Ausland'^. 



Ebenso wie Prof. KitüMMEL 



(nur erheblich früher) fand ich 

 unzweckmässig ein Schlingur- 

 brett j auf welches man das 

 Glas mit dem Aräometer stellt. 

 Unbestreitbar ist allerdings 

 die Ansicht von Prof. Krümmel, 

 dass hei Vereinigung von Aräo- 

 meter und Thermometer in dem^ 

 selben Instrument die Tempe- 

 ratur des ersteren am genauesten 

 angegeben werden ka^n *, bei 

 der grossen Zerbrechlichkeit 

 der Instrumente ist es je- 

 doch fraglich, ob man die Auslagen so vergrössern soll. 

 Zeit £:ewonnen wird dadurch nicht; wenn die Thermometer- 







kugel nicht die einzige Belastung des Aräometer- Glaskörpers 

 ist oder nicht mitten in dieser Belastung sich befindet, so 

 ist auch keine Gewähr für die Richtigkeit der angeschrie- 

 benen Temperaturvorhanden. Es dauert mehrere Minuten, ehe 

 das Aräometer sich eingestellt hat, wenn es also in demselben 

 Raum mit den Standflaschen aufbewahrt wird, so hat es 

 auch wahrscheinlich während dieser Zeit die Temperatur 



des Wassers angenommen. 



Durchaus ablehnen würde ich Thermometer mit auf- 

 streifbarem Gewicht; Dr. H. A. Meyer hat s. Z. solche 

 aus Messing herstellen lassen, auch blieben sie im Ge- 

 brauch für die Ostsee-Stationen der Kommission zur Unter- 

 suchung der Deutschen Meere, aber ich fand, dass es sehr 

 schwierig war, das AnsetzcD von Luftblasen an das Ge- 

 wicht zu hindern, bezw. zu erkennen, ob solche an dessen 

 Unterseite hafteten. An Glas mögen sie leichter sichtbar 

 sein, aber ihr Vorhandensein bedingt Herausnahme des 

 Instrumentes aus dem Wasser, Abwischen des Gewichtes, 



%. 



