[7] 



Yon A. Schuck. 



(S)y^3 



¥ 



erneutes Einsetzen; ohne Gewähr oh und wie oft sich der 



Vorgang wiederholt; 



dass dabei die Bruchgefahr vcr- 



grössert wird, ist selbstverständlich. Hat man solche Luft- 

 blasen nicht bemerkt, so liest mau unbewusst fehlerhaften 

 Stand ab. — Die Genauigkeit der Beobachtung bleibt die- 

 selbe, ob die Skala willkürlich ist oder dem Bau und der 

 Belastung des Aräometers entspricht, aber eine willkührliche 

 Skala verzögert die Berechnung ungemein, und da es eine 

 Nebenrechnung bezw. -Tabelle erfordert, ist es immerhin eine 

 Fehlerquelle mehr; deshalb würde ich Aräometer vorziehen, 

 bei denen an der Skala das spezifische Gewicht selbst 



abgelesen werden kann. 



Noch ablehnender verhalte ich mich gegen die Erklä- 

 rung, die gegeben ht für die Fälle, in welchen das in das 

 Wasser gesenkte Aräometer, beim nachträglichen Ein- 

 tauchen des Thermometers für kurze Zeit vergrössertes 



Das Einsenken des Thermo- 



spezifisches Gewicht angab. 



meters geschieht an einer Seite des Aräometers; da 



das Wasser nur in sehr geringem Maasse zusammendrück- 



bar ist 



? 



muss es sofort nach oben entweichen, denn nach 



bietet sich der geringste Widerstand; 



dieser ilichtang 

 dadurch entsteht ein geringer Auftrieb^ der das Aräometer 

 etwas auf und nieder pendeln lässt, und es würde nicht 

 unerhebliche drehende Bewegung entstehen, wenn der Vor- 

 gang sich nicht hauptsächlich an der Oberfläche äusserte, wo 

 sich vom Aräometer nur die Spindel befindet, deren Umfang 

 und Masse sehr klein ist, im Verhä'tniss zu Umfang und 

 Masse des unter der Oberfläche befindlichen und jener Be- 

 wegung Widerstand bietenden Körpers; daher wird auch 

 die von Einsenkung des Thermometers herrührende Dreh- 



bewegung nur gering sein. 



Wenn der erwähnte i^erin^-e 



Auftrieb Nachwirkung zeigt, so veranlassen kleine Uneben- 

 heiten an der Spindel des Aräometers oder in seiner Her- 

 stellung begründete „fette'^ Stellen, eine eigeuthümliche 

 Kapillarität, die in den betreffenden Fällen eine falsche 

 Einstellung herbeiführte, welche ich bezeichnen möchte mit 

 ,,ol)cn (d. i. zu hoch) Hängenbleiben'^ in anderen Fällen 

 können sie geneigt sein, bei der Auf- und Niederbeweguug 

 „unten'' hängenzubleiben d. h. zu tief eingesenkt zubleiben. 



