^^^^ ■__ 



LI. J >b 



— ^r. V r* v^ ■■■■■ lui r^ rj'j 



17 



noch fehlen, daraus berechnet sich, wie viel Gramm Metall noch fort iniisseu uud diese nimmt man dann mit 

 Hiilfe der Waage mit derselben Genauigkeit fort, wie man Gewichte xu justiren vermag. Wenn nicht allzuviel 

 fortzunehmen ist kann man ohne nennenswerthen Fehler das specifische Gewicht des Messing zu 8.5 annehmen. 



b. Das Mikroskop. 



Fiir die Zahlung ist ein besonderes Mikroskop erforderlich, wekhes allerdings zu gleicher Zeit ftir die Auf- 

 findun^- der seUeneren Formen auseezeichnete Dienste leistet. Dasselbe ist mir zuerst von Herrn Leitz in Wetzlar 



Das Mikroskop ist Taf. I, Fig. 2 



konstruirt worden, hat dann aber eine Reihe von Verbesserungen erhakeu. 



dargestellt. 



Der schwere Fuss wird auf eine horizontal einstellbare Platte gestellt und ist hinten mit einem Loch. 



Der Fuss tragt eine 



fur eine Schraube versehen, um es beim Mikroskopiren an Bord sicher stellen zu konnen. 

 grosse Platte mit zwei Schienen , ausserdem eine Zahnstange die von hinten bis zum Diaphragma geht. Auf 

 diesen Schienen laufen zwei Querschienen, welche einen durchbrochenen Tisch tragen. Die Bewegung des Tisches 

 von vorn nach hinten wird durch den Trieb, der mit festem Handgrifl versehenen Stange links bewirkt, die 

 entsprechende Stange rechts bewirkt mit Hiilfe einer Schraube mit vierfachem Gewinde die Bewegung von rechts 

 nach links. Es ist oft bequeui diese Bewegung mit der linken Hand zu machen, daher ist auch links eine 

 hangende Handhabe angebracht. Es erweist sich unentbehrlich, ersehen zu konnen, in welcher Richtung die 

 Schrauben bewegt worden sind, als man sie losliess; wird man dann bei der Zahlung gestort, so weiss man was 

 zu thun ist, wenn man wieder an die Arbeit gehen kann. Eine derartige Einrichtung ist Taf. Ill, Fig. 17 gezeichnet. 

 Die Triebstange a, ist mit einem gerandelten Rad b umgeben; auf diesem ruht in labilem Gleichgewicht der 

 Metallkeil c, der einen Schlitz erhalten hat und an der dunnen Axe d hangt; sobald die Stancre a nach rechts 



Oder links gedreht wird, fallt der Keil in der betreffenden Richtung um und man weiss also in welcher Richtung 

 gedreht worden 1st. Die Stange rechts hat eine ahnliche Einrichtung, nur wird der Keil durch eine Feder von 



Nur in dem Augenblick, wo man am Ende einer Reihe angelangt ist und in eine neue Reihe 



unten angedriickt. 



umkehren will, wird der Weg zweifelhaft, hier wird man die Umkehr unterlassen bis die Storung^ erledigt ist. 

 Das Okular tragt ein Fadenkreuz, man wird die Horizontallinie auf das zuletzt geziihlte Objekt einstellen, eine 

 ganz geringe Zuriickschraubung giebt noch keinen neuen Ausschlag. 



Auf den Objekttisch wird eine hniirte Glasplatte gelcgt. 



Dies wurde nur zu machen sein, wenn die Glasplatte genau eben ware, 



Man unter- 



Die Oberflache derselben soil genau im rechten 



Winkel zur Axe des Mikroskops stehen. 



aber sokhe Flatten wurden wohl zu theuer werden. 



Gute Flatten von Spiegelglas miissen geniigen. 



sucht mit 200-facher VerLjrosserune und mit tliilfe der Theilune an der Mikrometerschraube, ob und um wie viel 



b 



Die Platte liegt hinten auf einer 



die Platte an den vier Ecken des zu zahlenden Feldes ungleich tief steht. 

 Schraube, vorne kann sie mit Hiilfe von zwei Stiften, welche durch Handschrauben eingesteUt werden konnen 

 (man sieht die eine auf der rechten Seite des Tisches in Fig. 2) gehoben oder gesenkt werden. Man senkt oder 

 hebt das Mikroskop auf die Hohe, welche das Glas iiber der hinteren festen Schraube hat und senkt oder hebt 

 die Ecken der Glasplatte so iange, bis man die Oberflache scharf sieht. Die Arbeit ist nicht schwierig und braucht 

 auch nur fur die Zahlung mit der starken Vergrosserung gemacht zu werden, fiiT schwachere Linsen liegt dann 



meistens jede Glasplatte geniigend horizontal. 



Die Glasplattcn miissen liniirt werden und ZAvar fur die Zahlung der feineren Objekte am besten horinzontal, 

 weil die entsprechende Schraube die feinere Bewegung giebt, anderenfalls vertikal, weil jene Schraube rascher 

 arbeitet. Man macht die Liniirung am richtigsten selbst. An der linken Seite des Tubustragers ist ein Arm anschraubbar 

 (ich vergass es, denselben aufzusetzen, als das Mikroskop photographirt wurde) welcher einen Diamanten tragt, 

 der in der Verlangerung der optischen Axe des Mikroskops aiif die Glasplatte durch eine Feder hinunter gedriickt 

 wird. Man kann zwar nicht die Spitze des Diamanten selbst sehen, aber man sieht doch mit schwacher Ver- 



Man hat es durch Stellung der Mikrometerschraube in der Hand, ob 

 die Striche fein oder grob sein sollen und indem man eine Theilung in das Okular einlegt, kann man leicht den 

 Linien denjenigen Abstand geben, welchen man haben will. Eine Platte ist rasch liniirt. 



Man hat zu unterscheiden, ob die Platte dienen soil fiir die Untersuchung des trocknen Fangs oder fiir 

 feuchten Fang; im ersteren Fall zieht man die Linien auf trockner Platte und beachtet, dass sie nicht zu fein 

 und nicht zu grob werden, 'im zweiten Fall wird man am besten die Striche auf mit Wasser befeuchteter Platte 

 Ziehen. Meine Flatten haben Liniirungen von 0.5, I, 2.5 und 5 mm Spatium. Man kann in Zweifel sein, ob 



>: 



grosserung den Strich den derselbe zieht. 



eine Form in dem einen oder dem anderen Spatium zu zahlen sei, hier muss man sich gewisse Regeln machen; 

 in dem seltenen Fall, dass die Lage vollig neutral ist, muss man die Sache im Gedachtniss behalten, bis man der 

 Form in dem neuen Spatium noch einmal begegnet ; ernsthafte Schwierigkciten erwachsen dabei nicht. 



Meine Vergrosserungen variirten zwischen 200- und 20-facher Starke. Es ist dabei zu beachten, dass man 

 die Objekte zwar schon bei sehr schwacher Vergrosserung vollig deutlich erkennen kann, aber darum doch noch 

 nicht damit die Zahlung geniigend auszufllhren vermag. Von diesem Umstand habe icl\ mich wiederhok genau 



O D 



fiberzeut^t, namentlich durch Zaalungen von Tintinnus subulatus, Bei wiederholten Versuchen mit ein und der- 

 selben Platte stellte es sich heraus, dass ich mit System I HaktnaCK die Halfte weniger zahlte, wie mit System II 



