I, 



li . 



In 



104 



^ 



^ 



10 a. K der Korb, P der Barchendiiberzug, G die Axe eines, in dem Korbboden angebrachteii, Deckels. H ein Ring, an welchem 

 die Ueberfallschraube d befestigt ist. R ein mit Gabehi versehener Metallring, von dem drei Winkel n abgehen, welche einen Holzconus C 

 halten. Durch C geht das Tau T, an welchem das Netz geschleppt wird. 



iOb zeigt die Anwendung des Netzes. WW stellt den Wasserspiegel vor, A ist die von Bord abgehende eiserne Stange, die das 

 Netz unter dem W^asser halt, d und c sind die Taue, weiche das Netz halten, resp. welche benutzt werden um dasselbe auf- und abzuziehen. 

 b ist ein Tau, welches vorn am Schiff befestigt ist und das Netz steif halt. 



Fig. 11. -Der Blechconus Fig. i Taf. I im Durchschnitt. 



11a. zeigt bei a den abnehmbaren Deckel mit der Einflussoffnung b und der Manometeroffnung n mit dem Manometerrohr bei d. 

 Der Deckel wird durch Ueberfailschrauben gebalten. Der Conus selbst zeigt bei C den Haken fur die Befestigung der Taue; bei e sieht 

 man die durchbohrte Scheibe aus Zinkbiech, in der bei g Korken stecken. Das Netz hiingt an dem Ring h der zwischen Deckel und Conus 

 festgeklemmt ist. Es besteht aus dem eigentlichen Netzzeug i und den Haltebandern f, unten wird es durch einen Endtrichter En geschlossen, 

 welcher einen ausschraul:)baren Stopsel enthiilt. Nachdem dieser Trichter auf eine Flasche aafgesetzt worden ist, wird der Stopsel fortgenommen, 

 so dass sich der tnhalt des Netzes in die Flasche entleert, resp. hinein gespiilt werden kann. 



lib. Durchschnitt des Conus m Blechrippen zur Verstarkung der Wand. 



Tafel III. 



■i 



1 1 



It 



, I 

 1 1 



.i.L I 



Fig. 12. Durchschnitt des grossen Net/.es Taf. 1 Fig. 6. 



12a. Gestell des Netzes, a Eisenstange des Einganges, d eiserne Verbindungsstange mit dem Haken c zur Aufhiingung des Netzes; 

 an d ist der Eisenring s angeschmiedet bis zu welchem der Barchenluberzug e hinabgeftihrt ist, Inncn an dem Ring s ist der durch ein mit 

 Band iibernahtes Tau gebildete Ring h befestigt; an ihm hangt das Netz i von Miillergaze. Von dem Ring s geht das Fischnetz g und das 

 den angehangten Blechtrichter 1 tragende Tau f ab. f, g und i sind an dem Ring k nach demseiben Prinzip befestigt, das bereits filr das Netz 

 Fig, 9 beschrieben worden ist. Mit liiilfe von Ueberfailschrauben hangt an dem Netz der Blechtrichter I an; derselbe tragt an seiner unteren 

 Oeffnung zwei Metallringe q, von denen der Netzbeutel o, i' i" ausgeht. Dieser Netzbeutel wird durch die Stange r v getragen, die mit Hidfe 

 des Griffs bei v herausgenommen werden kann. An der Stange hangt der Doppelring n, durch welchen das Netz i' durchgezogea ist. Das 

 Netz i" tragt deu Endtrichter En, dessen Bau durch die Fig. 



12b erlautert wird. Ein innerer durchbrochener Trichter passt in den ausseren Trichter, welcher in ein Rohr auslauft; zwischen 

 die beiden Trichter wird mit Hiilfe von Schrauben das Ende des Netzbeutels befestigt. Der Trichter wird durch den eingeschrobenen 

 Stopsel geschlossen. 



Fig. 13. Der Horizontalcylinder Taf. I Fig. 3 im Durchschnitt. 



13a. Man sieht bei a den dicken Eisenring, welcher die Ueberfallschraube tragt. Unten an dem Gestell liegt der ahnliche Eisen- 

 ring b, an welchem ein Blechtrichter befestigt ist, der eine Verschlussschraube d trrigt, durch deren Eroffnung jedoch der Strom durch das Netz 

 zu sehr anwachst, so dass sie fort bleiben kann. Die Ringe a und b sind mit einander durch die Gasleitungsrohren c verbundcn. Diese 

 Rohren sind miteinander durch die Ringe c e verbunden ; die Ringe dienen zugleich zur Befestigung des Blechmantels I, den man besser in 

 der Fig 3 erkennt. Auf dem Gestell liegt der abnehmbare Deckel g, auf welchem die Diaphragma- Oeffnung h aufgeschroben ist. Zwischen 

 Gestell und Deckel liegt der Ring i, an welchem das Netz Nlz befestigt ist. Das Netz ist vier mal so lang wie das Gestell, es ist nach 1 

 hinunter, von dort nach o hinauf, dann nach 1' hinunter und nach n hinaufgezogen, wo es geschlossen endet. Unten wird es an der heraus- 

 nehmbaren Stange k befestigt; oben hangt es vermittelst eines Ringes o und eines Kugelsegments bei n mittelst Klemmschrauben an der ab- 

 nehmbaren Stange m fest. Die Eiurichtung der Stange wird durch die Fig. 



13 c erlautert. In dem Riiige i iindet sich bei x ein eiserner Stift, welcher durch die Stange m hiudurchgeht, bei y fmdet sich ein 

 drehbarer tiaken und die Stange selbst ist geschhtzt (in der Figur ist also der Durchschnitt der Stange links von y als hinter der Ebene des 



Papier's liegend zu denken) so dass, wenn man den Haken um 180'^ dreht, die Stange abgenommen werden kann, 



13b. Es wiirde beschwerhch sein, das ganze Netz zu entwickeln; um den Fang zu gewinnen wird dasselbe bei den Ringen 11' 

 geoffnet ; diese Ringe werden durch Schrauben gegen einander gebalten, der eine Ring tragt die eine, der andere die zweite Netzwand, so dass 



sich das Netz durch Losung der Schrauben offnet. 



Fig. 14. Durchschnitt des Filtrators P^ig. 5 Taf. i, 



14 a. Tr, Blechtrichter, in die Miindung des Filtrators eingesetzt. B Eingangsring des Filtrators, durch den Ring R wird oben das 

 Netzeug befestigt mit Flulfe der Schrauben r, S ruude Tragstange des Filtrators, S' Tragschiene, gegen welche mit Hiilfe der Schiene H das 



w 



Netzzeug Ntz angeschroben wird. G Glasplatte, auf welcher der Filtrator fest aufsteht. Sie liegt auf einem Metallrabmen, von dem man in 

 dem Durchschnitt nur den Fuss unter G, die Ueberfallschraube und die Gabel bei a sehen kann. 



14 b erlautert die Eiurichtung am unteren Rande des Inltrators. k ist der Fussring, auf welchem die Tragstangen sitzeo. Der 

 Ring ist soweit ausgedreht, dass nur noch der Rand m stehen geblieben ist; der Ring ist mit der dicken vSchraube n an die Tragstangen be- 

 festigt. Auf diesen Ring wird der diinne Ring L mit der Schraube I befestigt, nachdem das Netzzeug zwischen beiden Ringen durch- 



/ 



Messrohr fiir das Plankton in naturlicher Grosse, A das hier zu dunnwandig gezcichnete Messrohr, welches eine Theilung 



B Stempel mit Korkscheibenverschluss und einer Fiihrung bei L. C Fussscheibe mit einer Contremutter D zur Verlangerung 

 F Fiihrungsstange fiir den Nonius, dieselbe sitzt mit Hiilfe des Halbringes E auf dem Fuss der Stempelstange auf, ist 

 jedoch sehr leicht abzunehmen. G Fiihrung der Noniusstange, H und J Schrauben um die Noniusplatte genau einstellen zu konnen, K der 

 Metallrabmen fiir die Befestigung der Piatte, auf welcher der Nonius getheilt ist. 



Fig. 16. Mischgefass und Stempelpipette fiir die Abraessung der auf die Zahlungsplatte zu bringenden Massen. A das Mischgefass, 

 K der auf dasselbe locker passende durchbohrte Kork, B das Pipettenrohr, m der auf einem Korkstempel angebrachte, vernickelte Messing- 

 stempel, mit der in ihni ausgedrehten kleinen Rinne. Der Raum der Rinne wird nach aussen abgeschlossen, sobald das Glasrolir B bis auf 

 den Boden des Gefasses hinabgestossen wird und enthalt dann die abzumessende Mange des Plankious. 



16 b zeigt genauer die Eiurichtung einer etwas mehr Volumen abmessenden derartigen Pipette. M ist der sich ftillende Hohlraum 

 d der mit Hiilfe von Wagungen genau ausgehohlte Metallstempel. Dieser ist mit Zwischenlagerung der Korkplatte h auf die vernickelte End- 

 scheibe des Stempels aufgesetzt worden. H Korkscheiben, i Metallscheiben des Stempels, g versenkte Schrauben. 



16 c. Kork mit dem innen verengten Ausgussrohr a fiir das Ausgiesseu der Planktonmasse, was geschah, ehe die Stempelpipetten 

 eingerichtet worden waren. 



Fig. 17 der Zeiger an dem Zahlmikroskop, b das mit der Tischschraube sich drehende gerandelte Rad, c der Zeiger mit Schhtz, 

 d die Axe desselben. Der Zeiger steht in labilem Gleichgewicht, wird sich also in die Richtung legen, in welcher die Axe a gedreht wird. 



gefiihrt worden ist. 



Fig. 15. 

 in 0,025 ^"^'"^ tragt, 

 der Stempelstange. 



<ii I 



— ^ 



