467 



> 



ben bis zu I58<y t folgenden Combinationen steigern sich die Lei- 

 stungen von Stufe zu Stufe ; in den stärksten kann man die sechs 

 eckigen Felder dieses Testobjects so einstellen, dass sie hell oder 

 dunkel oder mit dreieckigen Schatten erscheinen, und das alles 

 so leicht und sicher , als ob es gar nicht anders kommen könnte. 

 Namentlich mit Hilfe der farblose Contouren bietenden Beleuch- 

 tungslinse lässt sich vieles sehen, was sonst nur unter Immersions 

 Systemen zur Erscheinung kommt. 



Wer nun meinen Universal - Indicator zu haben wünscht, 

 braucht Herrn Belthle nur ein genaues Maass von der Lichtöff- 

 nung seines Mikroskops, etwa einen von trocknem Holze ge- 

 schnittenen und in jene Oeffnung eingedrehten Pflock, oder noch 

 besser einen genau eingepassten Messingcylinder zu übersenden, 

 und etwa nach acht Tagen ist das Instrument in seinen Händen; 

 denn die auf einer Maschine liniirten Platten sind vorräthig, so 

 dass nur der geeignete Cylinder hineingesetzt zu werden braucht. 

 Eine Einsendung des Mikroskops ist nicht erforderlich und wäre 

 nur in dem Falle anzurathen , dass der Tubus nicht mehr senk- 

 recht stände. 



Die complicirtere Construction meines U.-I. bietet zwei sich 

 senkrecht gegen einander bewegende Schieber, mit deren Hilfe 

 grössere Genauigkeit sowohl im Einstellen der Objecte, als im 

 Ablesen der Nummern ermöglicht wird. 



Da dieses Instrument sich mit seinem Cylinder in der Licht- 

 öffnung des Objecttisches gleichmässig drehen lässt, ersetzt es ne- 

 benbei den bei schiefer Beleuchtung so wichtigen drehbaren Ob- 

 jecttisch. Die zu 5 Thlr. berechneten Exemplare bieten aber auch 

 noch einen andern bedeutenden Vorthcil. Der längere Schieber 

 ersetzt in einfachster Weise den beweglichen Objecttisch der grös- 

 seren englischen Mikroskope. Mit Hilfe desselben kann man näm- 

 lich jedes Präparat vollständig absuchen, indem man das letztere 

 an ihm hingleiten lässt und ihn dann um den Durchmesser des 

 Sehfeldes weiter rückt. So zieht allmählig ein Streifen von der 

 Breite des Sehfeldes nach dem andern vor dem Auge durch. 



Wie der Indicator einzusetzen ist, zeigt die Stellung seiner 

 Zahlen. Hinsichtlich der den Präparaten zu gebenden Lage be- 

 darf es freiwilligen Uebereinkommens. Ich schlage vor, dass Alle 

 es sich von vornherein zur Regel machen, 1) das Präparat so ein- 

 zustellen, dass die Schrift der Etiquette von der rechten Seite des 

 Mikroskopes aus zu lesen ist, 2) dass sie die Coordinatennummern 

 in Bruchform und zwar die Zahlen in längeren Linien als Zähler, 

 die der kürzeren als Nenner notiren. So halte ich es. Wenn 

 also unter einer meiner Zeichnungen steht; Peru-Guano 2 9 /ie, so 

 bedeutet das, das 2. Präparat von Peru-Guano in meiner Samm- 

 lung sei so einzustellen, das dessen von der Schrift aus rechter 

 Rand an die 9. der langen, dessen schmaler Rand gegen die 16. 

 der kürzeren Linien sich legt. Wenn alle mir in dieser Bezeich- 



