- 





244 



hufs dieser ist das Mikroskop mit einem grossen Objectivnicol ver- 

 sehen als Polariseur und einer Turmalinplatte, einer Herapatliitplatte 

 oder einem Ocularnicol als Analyseur. Bei schwachen Vergrösse- 

 rungen und scharfer Beleuchtung kann auch einObsidianplättchcn als 

 reflectirender Analyseur an das Ocular angestrebt werden. Das Mi- 

 kroskop ist daher verwendbar als Goniometer und als Polariskop 

 und Polarimeter, denn es lässt sich sogleich und mit einer einfachen 

 Einschaltung eines Gypskeiles oder eines Bergkrystallplättchens fin- 

 den teinte de passage zu Versuchen und zur Messung der Interfe- 

 renz polarisirten Lichtes und für Circularpolarisation also alsSaccha- 

 rimeter verwenden. Alle Messungen, welche mit Jamins Universal- 

 Polarimeter zur Messung der elliptischen und circulären Polarisation, 

 der Polarisationswinkel, der Polarisationsazimuthe etc. vorgenommen 

 werden können, lassen sich leicht und mit grosser Präcision am Uni- 

 versalmikroskop vornehmen. Verf. beschreibt nun das von ihm ver- 

 wendete Schieck'sche Mikroskop mit 20 — 700facher Vergrösserung 

 und mit Immersion von 500— 2500fach. Auf dem Hufeisenmessing- 

 fusse stehen als Träger 2 Säulchen für eine horizontale Kreisscheibe, 

 über diese bewegt sich seitlich eine viereckige Platte, die um eine 

 verticale Achse drehbar ist. In dem Säulchen liegt eine horizontale 

 Achse, um welche das damit fest verbundene Mikroskop drehbar ist, 

 so dass seine optische Achse in jede Lage gegen den Horizont, so- 

 gar 300 über denselben gedreht werden kann, also im Ganzen 120°. 

 In der Mitte des Säulchen ist ein flacher Arm mit Anschlag, um die 

 optische Achse genau vertical stellen zu können, dieser Arm trägt 

 zugleich einen Concavspiegel zur Beleuchtung durchsichtiger Ob- 

 jecto mit Knie zur Einstellung und lässt sich auch auf und abschie- 

 ben und mit einer Druckschraube beliebig feststellen. Ueber diesem 

 Spiegel ist die kreisrunde oder viereckige Platte durchbrochen und 

 lässt sich eine kurze Messingröhre einstecken, die zur schärferen 

 Beleuchtung eine achromatische Linse, welche das Licht 2500mal 

 condensirt, aufnehmen kann oder die für polarisirtes Licht zur Auf- 

 nahme des Polariseurs, einer Herapatitplatte oder eines Mcols dient. 

 Die Objectivplatte trägt folgende Theile : 1. An ihrem rückwärtigen 

 Theile eine hohle verticale Säule mit Mikrometerschraube zur feinen 

 Einstellung des Mikroskopkörpers, dessen Röhre an dieser Säule 

 mittelst eines Armes mit Schlitzröhren festgeschroben ist, sodass die 

 optische Achse des Mikroskops genau radial liegt und durch die 

 Mitte der kreisrunden OefTnung im Objectivtische hindurchgeht, Mit 

 dieser Bohre ist ein Anschlag verbunden, der die verticale Stellung 

 durch das Anlegen derselben an einen Vorstoss unten am Fusse des 

 Mikroskopes sichert. Der die Mikroskopröhre tragende Arm ist zu- 

 gleich Träger einer Zahnradvorrichtung, welche in die Zahnstange 

 am Mikroscop eingreift und zur rohen Einstellung dient. Am Vor- 

 dertheile trägt er die schon erwähnte Bohre für den Nicol oder die 

 Herapatitplatte und dient diese Köhre zugleich zur Aufnahme einer 

 aplanatischen Beleuchtungslinse, die als Condensator wirkt. Für 



