EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA CIUDAD DE LA PLATA 291 



El círculo fué construido en i 889 por el Sr. P.Gautier de París ; 

 fué espuesto en la Esposicion Universal que tuvo lugar en esa ca- 

 pital en el mismo año ; la perfección de la construcción de este 

 instrumento y las novedades introducidas, le valieron á este señor 

 el gran premio y ser condecorado con la cruz de la « Legión de Ho- 

 nor». 



El objetivo cuvo diámetro es de 0^222 ó sean ocho pulgadas fran- 

 cesas es debido á los conocidos ópticos los astrónomos del Obser- 

 vatorio de París, Henry hermanos. El ocular es de los llamados de 

 Loewy, habiendo sido ideado por este astrónomo Sub-Director del 

 Observatorio de París ; está provisto de dos tornillos micrométricos, 

 uno en ascención recta y el otro en declinación. El rectículo es for- 

 mado de 22 hilos fijos y uno movible en ascensión recta y de seis 

 hilos fijos y cuatro movibles en declinación, ó sean un total de 

 treinta y tres hilos. El valor de la vuelta del tornillo micrométrico 

 es de 4^ El ocular que se usa en la mayor parte de las observa- 

 ciones da un aumento de 250 diámetros, pudiendo sin embargo 

 gracias á la bondad del objetivo usar mayor aumento. El anteojo 

 tiene un largo total de tres metros ; el eje mide I "44 de largo, el 

 diámetro de los pivotes es de 80 milímetros, los cojinetes que reci- 

 ben los pivotes son de cobre y están fijados sobre las sillas dehier- 

 ro que soportan á la vez los círculos porta microscopios. Sobre el 

 eje del anteojo hay fijados dos círculos finamente graduados que 

 miden I ""03 de diámetro ; estos círculos son de fundición de hierro, 

 lo que constituye una novedad recien introducida en los instru- 

 mentos meridianos ; la graduación es sobre platino ; las divisiones 

 más pequeñas son de 5 '; cada tercer rasgo, que es más largo, re- 

 presenta 15', el medio grado está marcado por una línea más larga 

 aún y cada dos grados lleva grabado su numeración correspondien- 

 te. La lectura de estos dos círculos se hace por medio de seis mi- 

 croscopios cada uno. fijados sobre un círculo concéntrico al círculo 

 graduado y colocado á 288 milímetros de este último; estos mi- 

 croscopios tienen una abertura de 16 milímetros, siendo provistos 

 cada uno de un tornillo micrométrico cuva cabeza está graduada 

 de O á 60 y que trae consigo un cuadro móvil, sobre el cual están 

 colocados dos hilos de araña muy próximos y paralelos entre sí y 

 al sentido de la graduación del círculo. En el campo del microsco- 

 pio se (incueñtra un peine cuyos dientes permiten contar las vuel- 

 tas del tornillo micrométrico, mientras que las fracciones de vuel- 

 tas son obtenidas por la lectura de la cabeza graduada. La instala- 



