292 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



cion de los microscopios es tal, que el intervalo entre dos gradua- 

 ciones del círculo, corresponde á cinco vueltas del tornillo, así, 

 cada división del tambor micrométrico representa exactamente 1". 

 El campo de los microscopios y también las cabezas graduadas de 

 los tornillos están alumbrados por medio de un sistema de espejos 

 que reflejan los rayos luminosos de una lámpara colocada á 3™40 

 del instrumento. El campo del anteojo se alumbra á voluntad del 

 observador merced á la misma lámpara, pudiendo por medio de 

 una corona de pequeños espejos que están colocados en el cabo 

 central del instrumeíjlo, obtener el campo claro con los hilos del 

 retículo oscuros ó bien el campo oscuro con los hilos brillantes. 

 Esta última disposición permite observar con toda facilidad estre- 

 llas hasta la 14'' magnitud, lo que sería materialmente imposible 

 con el modo usual de alumbrar el campo de los instrumentos de 

 este género. 



La nivelación del eje del instrumento se efectúa por medio de un 

 nivel sumametite sensible, suspendido al techo de la sala y que á 

 voluntad se hace bajar y'^descansar sobre los pivotes ; el largo de 

 este nivel es de 0™30 y sus divisiones representan 1 ". Para poder 

 rectificar la inclinación del eje los cojinetes están provistos de pla- 

 nos inclinados accionados por un tornillo con cabeza graduada, 

 esta disposición permite hacer subir ó bajar el cojinete y así llegar 

 á rectificar de una manera perfecta la horizontalidad de! eje. 



La desviación azimutal se corrige también por medio de los co- 

 jinetes, estando cada uno de estos provistos de tornillos que faci- 

 litan un pequeño movimiento en el sentido del meridiano. 



Un baño de mercurio, que describiremos más adelante, encuén- 

 trase colocado en una cavidad debajo del centro del instrumento y 

 perfectamente aislado del edificio; este baño permite establecer de 

 una manera perfecta la verticalidad del anteojo, constituyendo esta 

 operación lo que se llama la observación del nadir. 



El anteojo á pesar de sus dimensiones y enorme peso, puede in- 

 vertirse, contando al efecto con un aparato especial que llámase de 

 inversión con el que se levanta el anteojo y se lo cambia de posi- 

 ción girando los pivotes de 180°. 



El baño de mercurio de que hemos hablado más arriba, fué in- 

 ventado por el hábil constructor Sr. Gautier; compónese dedos 

 cubetas cilindricas de fundición colocadas una encima de otra y de 

 un diámetro poco diferente. La cubeta más grande, y que es la de 

 abajo, contiene la provisión de mercurio ; en su centro hay un eje 



