EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE LA CIUDAD DE LA PLATA 293 



vertical formado de un tornillo al cual se adapta la tuerca que está 

 soldada en el centro de la cara inferior de la otra cubeta. Este últi- 

 mo recipiente tiene un pequeño agujero que permite pasar el mer- 

 curio desde la cubeta inferior á la superior. Atornillando la cubeta 

 superior, esta baja en la otra y el mercurio sube por el pequeño 

 agujero y forma una capa delgada reflejante sobre la que sedirije 

 al anteojo. Un tornillo cierra este pequeño agujero y sirve para cor- 

 tar el paso al mercurio. 



Una de las grandes ventajas de este baño consiste en que la can- 

 tidad de mercurio que sirve para la observocion, está lomada deba- 

 jo de la superficie del mismo, siendo por consiguiente siempre muy 

 brillante y libre de toda impureza. Con este sistema de baño, las 

 trepidaciones del suelo se anulan completamente, pues la cubeta 

 superior está casi flotando sobre el mercurio contenido en la de 

 abajo. El Sr. Gautier, con su invento, ha prestado una vez más un 

 servicio señalado á los astrónomos, por cuanto la observación del 

 nadir, con el nuevo baño, se hace con suma facilidad y cele- 

 ridad. 



CRONÓGRAFO ELÉCTRICO 



El cronógrafo eléctrico, es el acompañante del círculo meridiano. 

 Los en uso en el Ol)servatorio fueron construidos por Fenon de Pa- 

 rís, de acuerdo con las indicaciones del Sr.Beuf, Director del Obser- 

 vatorio; se componen de tres partes distintas y separadas : el cronó- 

 metro, el aparato cronográfico y el manipulador. 



El cronómetro está encerrado en un cajón que además del reloj, 

 contiene una bocina de resistencia constante y un condensador de 

 Rhumkoríf, compuesto dsí hojas de papel y de estaño. El mecanis- 

 mo del cronómetro lleva sobre el mismo eje de la rueda de escape 

 una pequeña rueda de 30 dientes, uno de los cuales está cortado, 

 el objeto de esta rueda es hacer interrupción en la corriente eléctri- 

 ca cada dos segundos. Hay entonces 29 interrupciones por minuto 

 y la interrupción que falta, es debida al dientecortadoy correspon- 

 de al sexagésimo segundo; la utilidad de esto es pora marcar el 

 minuto sobre la cinta cronográfica. 



El cronógrafo se compone de dos galvanómetros, de un para-rayo 

 á hoja de papel, de un relevo Siemens y del cronógrafo propiamente 

 dicho el que está constituido por un movimiento de relojería idén- 

 tico al de los receptores Morse y que hace desarrollar una cinta de 



