EL OBSERVATORIO ASTROiNÓMICO DE LA CIUDAD DE LA PLATA 295 



una lente plano-convexo y á 50 metros de esta, que es su distancia 

 focal, la mira, de manera que esta última viene á quedar colocada 

 á 53 metros del pilar. La mira está colocada sobre un pilar de 3 

 metros de altura sobre la superficie del suelo. 



Este círculo meridiano fué construido en el año 1883 por Gau- 

 tier en Paris. El anteojo tiene un largo de 82 centímetros, está 

 provisto de un objetivo de 7 centímetros de diámetro y se hace uso 

 de un ocular que aumenta unas 70 veces, de manera que son ob- 

 servables con este instrumento, estrellas hasta de la sétima mag- 

 nitud. El ocular es de los llamados Loewv. 



El retículo está formado por tres grupos de hilos fijos en ascen- 

 ción recta y el hilo micrométrico, cada grupo estremo lo forman 

 3 y el centraMO. En declinación tiene tres hilos móviles. 



El círculo fijado al eje de rotación tiene 49 centímetros de diá- 

 metro. Su limbo está graduado de 5 en 5 minutos y las lecturas se 

 hacen por medio de cuatro microscopios colocados invariablemente 

 sobre un círculo concéntrico al graduado y que ocupan posiciones 

 de 90° una de otra. 



El conjunto de los microscopios puede cambiarse de lado, de mo- 

 do que el anteojo siendo reversible, se pueden colocar los micros- 

 copios al Este ó al Ueste, según que el círculo graduado se en- 

 cuentre al Este ó al Oeste. 



El círculo graduado es móvil al rededor de su eje, de manera 

 que para una misma posición del anteojo se puede poner frente de 

 los microscopios graduaciones diferentes. 



Un baño de mercurio de Gautier, instalado en el centro del pié 

 del instrumento permite establecer la perfecta verticalidad del an- 

 teojo mirando con él en dicho baño y poniendo en coincidencia el 

 hilo horizontal del retículo del anteojo con su imagen refleja en el 

 baño, lo que constituye la observación del nadir. 



La iluminación del ocular para tal observación, como también 

 la del campo del anteojo, cuando se observan estrellas se hace por 

 medio de cuatro picos de gas colocados de dos en dos á uno y otro 

 lado y á r"50 del centro del instrumento. La misma luz se utiliza 

 á la vez para hacer la lecluí'a de los microscopios. 



Los picos de gas están encerrados en armarios con vidrios prac- 

 ticados en las paredes y dispuestos de manera que el calor desar- 

 rollado por ellos vaya directa y lateralmente al exterior por caños 

 apropiados, de modo que la poi'cion de atmósfera en que se ha- 

 cen las observaciones no sufra sino la menor alteración posible. 



