302 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



j O'°3o por 0™35 en su extremidnd superior ; sobre estos cuatro pi- 

 lares están empotradas cuatro crapodinas sobre las cuales descan- 

 za el instrumento por medio de cuatro tornillos de nivelación ; una 

 de las crapodinas está provista de dos planos movidos por un tor- 

 nillo para la rectificación azimutal di^l instrumento; este fué cons- 

 truido por Gautier en 1889. 



El pié del instrumento está formado de dos pirámides de fundi- 

 ción, de un largo total de 3°'46, unidas por su base, j que se apo- 

 yan en los pilares por medio de los tornillos de nivelación ; sobre 

 esta base se levantan dos sillas de fundición, deforma prismática 

 la del Norte de l^'de altura y la otra la del Sud de 2" ; esta última 

 está provista en su extremidad superior de dos ruedas destinadas 

 á soportar el muñón del eje polar. Este eje de un largo de 3"' se 

 compone de dos conos opuestos tornillados en un cubo central y 

 terminados, el del Sud por un muñón cilindrico de acero de 130 

 milímetros de diámetro que descansa en las ruedas del soporte^ y 

 el del Norte por un muñón cilindro-cónico que se apoya sobre una 

 pieza cóncava colocada en la cara interna de la silla del Norte. 



En lapa rte inferior del eje y solidario de este, está colocado el 

 círculo de ascensión recta que tiene un diámetro de O'^tíO y da di- 

 rectamente el minuto, tiene dos nonius que aprecian 4' ; para ma- 

 yor íacilidad en las lecturas está graduado sobre el canto «y frente 

 á los nonius están colocadas dos ampollas eléctricas que envían su 

 luz sobre la graduación. 



Un movimiento de relojería, con regulador deFoucault, colocado 

 en la silla del Norte acciona un tornillo sin fin que engrana con un 

 círculo dentado fijado sobre el mismo eje que el de ascención recta, 

 y permite que el anteojo siga todo el tiempo necesario el astro que 

 se está observando. 



Perpendicularmenteal eje polar está el eje de declinación ; este 

 eje atraviesa el cubo central donde está sostenido por dos coronas 

 de ruedas, y se termina en una de sus estremidades por un con- 

 trapeso destinado á equilibrar el instrumento; la otra estremidad 

 que soporta el tubo, lleva el círculo de declinación de 1'"20de 

 diámetro, graduado de 5' en 5' y cuyos nonius dan 30" ; dos an- 

 teojos colocados en la parte inferior del tubo permiten por medio 

 de prismas hacer las lecturas con íacilidad, se alumbra la gradua- 

 ción como en el círculo horario, por medio de dos ampollas eléc- 

 tricas colocadas frente á los nonius. 



El tubo del instrumento mide B'" de largo por 0"80de diámetro; 



