304 ANALES DE LA SOCíEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



quena es de 5'. El Altazimut posee un nivel que se lee con ayuda 

 dedos pequeños anteojos colocados sobre el pié del instrumento, 

 este nivel puede invertirse estando provisto al efecto de un piñón 

 y cremallera que permite levantarlo girándolo sin tocarlo. 



El apara lo de inversión es en un todo del mismo sistema que el del 

 pequeño círculo meridiano. El Altazimut está munido de un ocu- 

 lar Loewy con un aumento de 100 diámetros, el retículo compónese 

 de tres grupos de hilos en ascención recta ; el grupo central está 

 formado de diez hilos y los grupos estremos de tres cada uno; lleva 

 á más un hilo movible en ascención recta. Los hilos en declinación 

 son tres, siendo todos movibles y el del centro es hilo doble. El 

 campo está alumbrado por dos lámparas colocadas sobre la cúpula 

 y á un metro de distancia del instrumento. Esta pieza fué cons- 

 truida por Gautier en 1886. 



Instrumentos geodésicos. — El Observatorio posee para determi- 

 naciones geodésicas do5 grandes teodolitos de Bruner que apre- 

 cian 5" ; tres teodolitos pequeños de Hurlimann de 30" ; dos teodo- 

 litos de reflexión, sistema d'Abbadie, construidos por Gautier, con 

 graduación centesimal y tres círculos geodésicos. Estos últimos 

 construidos por Gautier y cuya graduación es centesimal, dan di- 

 rectamente 10 minutos y aprecian por medio de cuatro microsco- 

 pios el décimo de segundo centesimal ; tieoo á más el Observatorio 

 dos niveles Barthélemy con sus correspondientes miras. 



Meteorología. — El abrigo destinado á las observaciones meteoro- 

 lógicas está situado entre el pabellón de longitudes y la sala meri- 

 diana W.; en él están instalados, los termómetros, psicrómetros, 

 evaporómelro, termómetros de mínima y máxima, y á más un ter- 

 mógrafo y un higrógrafo de Richard. 



En la pieza Oeste del pabellón de longitudes, están colocados los 

 barómetros de Fortín, un barógrafo de Richard, un anemometró- 

 grafo de Bourdon y un pluviógrafo de Richard. 



Magnetismo terrestre. — Para las determinaciones magnéticas, 

 tiene el Observatorio un teodolito brújula de Brunner, para la de- 

 clinación y componente horizontal y una brújula de inclinación del 

 mismo constructor. 



En la parte SE. del terreno se ha construido un sótano con do- 

 bles paredes destinado al estudio de la variación de los elementos 

 magnéticos ; está dividido en dos piezas ; en la primera, están ins- 

 talados los tres aparatos de lectura directa que son : un declinó- 

 metro, un bifilario y una balanza magnética ; en la segunda, está 



