192 Hl a s i w e tz. 



Man notirt Temperatur und Barometerstand. Die Gewichts- 

 zunahme der Kaliröhren , mehr der hinter denselben befindlichen 

 Schwefelsäureröhre ist der Betrag an Kohlensäure, der nachträglich 

 corrigirt werden muss. 



Ich konnte zu den Wägungen ein sehr empfindliches Instrument 

 benützen, und habe es nie an Vorsichtsmassregeln und der grössten 

 Sorgfalt fehlen lassen. Die untersuchte Luft war etwa 4 Fuss über 

 dem Boden des an das Laboratorium stossenden Gartens genommen 

 Avorden; das zur Analyse verwendete Volum betrug selten weniger 

 als 30.000 CC. Der Aspirator war von Blech, mit Messingfassungen 

 versehen, die auf Leder mittelst eines Schlüssels luftdicht aufge- 

 schraubt wurden. 



(Korkverschlüsse zeigten sich oft mangelhaft, und sind, da sie 

 oft erneuert werden müssen, sehr lästig.) Ferner war der Aspirator 

 mit einem Thermometer und einem kleinen Manometer versehen, um 

 an dem letzteren beobachten zu können, wie sich der Druck in dem- 

 selben ändert, wenn die Luft eine Flüssigkeitsschichte durchbrechen 

 muss. War das der Fall, wie er öfters absichtlich herbeigeführt 

 wurde, so wurde der Stand des Manometers von dem herrschenden 

 Barometerstande abgezogen. 



Das Wasser wurde in sorgfältig kalibrirten Flaschen aufgefangen, 

 und floss in einem, etwa 1 Millim. dicken Strahle aus. 



Die angewandte Kalilauge hatte das sp. Gew. 1-4, die Schwefel- 

 säure war umdestillirte englische, von der die ersten, wasserhaltigen 

 Portionen entfernt worden waren. Der Verband der einzelnen Theile 

 geschah mit vulcanisirtem Kautschuk, und vor dem Versuch wurde 

 der Apparat auf seinen Verschluss geprüft. Nach dreimaligem Gebrauch 

 der Röhren wurde eine neue Füllung angewendet. 



Die Resultate, die ich mit diesem Apparat erhielt, waren bei 

 aller Genauigkeit der einzelnen Operationen sehr unbefriedigend. 



Nicht nur stimmten die einzelnen Angaben schlecht unter einan- 

 der, sondern sie waren auch oft viel höher, als Saussure den 

 Kohlensäuregehalt der Luft gefunden hatte, dann aber kam es auch 

 vor, dass die Absorptionsröhren, statt an Gewicht zuzunehmen, 

 geradezu einen Verlust zeigten. 



Die Fehlerquellen, die ich vermuthen musste, suchteich nun 

 mehrfach durch betreffende Abänderungen zu beseitigen, allein das 

 vollständig zu thun, ist der Natur der Methode nach unmöglich. 



