über Kohlensäure-Bestimmungen der atmosphärischen Luft. 



197 



Gleichzeitige Versuche mit zwei Apparaten (Trocknung mit CaCl, 2 Schwefel- 

 säure, 2 Kaliröhren). 



1856 



.. 



II. 



Barome- 



Tempe- 



Volumen 



CO3 



Vol. ia 



Volumen 



co„ 



Vol. in 





ter 



ratur 



der 

 Luft 



in Grm. 



10.000 



der 

 Luft 



in Grm. 



10.000 



Jänner 



712-8 



9 



30000 



-0-0001 



_ 



28768 



0-0320 



6-2 



» 



712-8 



12 



3> 



0-0215 



3-5 



30450 



0-0105 



1-9 



j> 



712-8 



12 



?3 



—0-0039 



— 



» 



0-0570 



10-5 



?j 



710-6 



12 



?? 



-0-0010 



— 



» 



0-0310 



5-8 



jj 



699-9 



11 



w 



0-0181 



3-4 



j? 



0-0090 



— 



» 



693 



13 



w 



00131 



2-4 



?? 



0-0180 



3-3 



?j 



695-2 



13 



JJ 



—0-0070 



— 



w 



0-0140 



2-6 



» 



693-0 



12 



J3 



0-0069 



1-4 



?5 



0-0100 



1-8 



>3 



71S-1 



13 



?? 



0-0176 



3-4 



5J 



0-0200 



3-9 



?? 



71S-1 



13 



3J 



0-0180 



3-4 



J5 



0-0150 



2-9 



>J 



710-5 



13 



5? 



—0-0014 



— 



JJ 



0-0160 



3-1 



Februar 



715 



13 



w 



— 00093 



— 





^> 



715 



14 



?? 



— 0-0085 



— 



Trockn. durch Chlor- 



?> 



715 



14 



?3 



0-0012 



0-23 



calcium, statt Kali- 



?> 



719-6 



11 



?> 



0-0454 



8-3 



lauge 2 Röhren mit 



w 



719-6 



11 



?? 



0-0303 



5-5 



Kalkhydrat. 





Man sieht, diese Angaben bewegen sich nicht nur in viel 

 Aveiteren Grenzen, als die muthraassliche Gleichförmigkeit der Atmo- 

 sphäre gestattet, sondern unter diesen 56 Versuchen ergaben sogar 

 11 einen Gewichtsverlust statt einer Zunahme der Absorptions- 

 Apparate! (Ich habe desshalb auch die Notirung der herrschenden 

 Witterungs- Verhältnisse ganz unterlassen. Im Mai und Juni wurde 

 während des Südwindes, später aber meistens bei normalem Wetter 

 experimentirt.) Ich brauche diese Resultate nicht weiter zu commen- 

 tiren. WennMohr bei einem kleinen Kolben-Apparat schon Gewichts- 

 differenzen von 32 Milligrammen wahrnahm, avo nur die eine Fehler- 

 quelle der Hygroskopicität in Betracht kam, um wie viel leichter 

 werden sich hier solche Differenzen erklären lassen, avo deren 

 meistens 2 bis 3 zusammen wirken, avo sich die Glasfläche Avohl ver- 

 dreifacht, und wo, Avenn der Kohlensäuregehalt der Luft 3 — 6 in 

 10.000 Vol. beträgt, man es überhaupt nur mit Gewichtszunahmen 

 von 20 — 30 Milligrammen zu thun hat. 



„Was nützt nun," Avirft Mohr (I. c.) ein, „die AnAvendung 

 „empfindlicher Wagen, die % Milligramm anzeigen, Avenn man 

 „um solche Grössen durch die blosse AnAvendung von Gefässen 

 „unsicher bleibt" — und er schliesst mit den Worten, die sich auf 



