über Kohlensäure-Bestimmungen der atmosphärischen Luft. 199 



eingebracht werden kann , so wird sich , weil durch das letztere als 

 Volumen der Luft vermindert wird, der Index gegen das Gefäss zu 

 um einen entsprechenden Betrag bewegen , der sich an einer Scala 

 messen lässt, wenn das Rohr von passender Weite, und sein Raum- 

 inhalt, sowie der des Gefässes genau gekannt ist. Macht man dann den 

 Apparat nur von Temperatur und Druckeinflüssen unabhängig , so 

 kann er seinem Zwecke genügen. — Nach vielfachen Versuchen hatte 

 sich mir folgende einfache Vorkehrung am besten empfohlen. 



Ä und B (Fig. 1) sind zwei Flaschen von starken Wandungen, 

 die mit Messingfassungen und aufzuschraubenden Hähnen , die in ein 

 messingenes Schenkelrohr auslaufen, versehen sind. A will ich das 

 Äbsorptions-,5dasCompensationsgefäss nennen. Sie hatten bei meinen 

 Versuchen einen Rauminhalt von circa 1350 CC. Sie werden bis an 

 das Ende der Röhren b b sehr sorgfältig auskalibrirt. (Man trifft die 

 Einrichtung so, dass, weil man selten Gefässe von ganz gleichem 

 Inhalte zur Hand haben wird , B das grössere sei , und gleicht die 

 Differenz der beiden Volumina, die einige CC. betragen mag, mit ab- 

 geschmolzenen kleinen Glasstäbchen aus, die in B während des Ver- 

 suches liegen bleiben.) Diese beiden Gefässe sind durch die Kaut- 

 schukschläuche aa' mit C verbunden, in welchem sieh ein etwa 2 Zoll 

 langer Weingeistindex befindet. Dieses Rohr ist an beiden Enden mit 

 Korken in ein weiteres Glasrohr festgemacht, und dieses endlich ruht 

 auf einem Rrettchen, welches mit einer Stellschraube wagrecht zu 

 stellen geht. A und B stehen in einer geräumigen Wanne bis zu den 

 punktirten Linien unter Wasser. Um sie darin festzuhalten , sind sie 

 durch die mit Tuch umwundenen Bleiringe cid beschwert. 



Der Rauminhalt der Verbindungsröhren aa' muss bekannt sein ; 

 ebenso , und zwar aufs Genaueste, der der Röhre C. 9 Nach dem 

 Gehalte dieser Röhre wurde auf ein prismatisches Lineal D eine Scala 



1) Er wurde so ermittelt, dass dieselbe mit Quecksilber gefüllt, und dann ihr Inhalt 

 in eine sehr genaue Messröhre laufen gelassen wurde. Die Menge des Queck- 

 silbers wurde dann notirt, und so etwa 8 bis 10 Mal die Menge, die das Rohr 

 fasste, hinzugebracht. Aus der Summe dieser Beträge, die sehr genau zusammen- 

 stimmten, wurde das Mittel genommen. Um die Kautschukröhren zu kalibriren, 

 wurde mit einem 4 Zoll langen Stücke derselben eben so verfahren. Nachdem der 

 Inhalt der Stücke bekannt war , wurde der ganze Schlauch mit einem Massstabe 

 genau gemessen, und durch Rechnung erfahren, wie viel er fasst. 



