über Kohlensäure-Bestimmungen der atmosphärischen Luft. 203 



Soweit wäre nun das Verfahren sehr einfach und schnell, und 

 theoretisch genommen , müssten die Angaben die grösste Schärfe 

 erreichen, die sich überhaupt erzielen lässt. Allein die Erfahrung 

 lehrte bald eine Schwierigkeit kennen , die sich nicht voraussehen 

 Hess, und die ich bis jetzt noch nicht beseitigen konnte. 



Sie liegt darin, dass die angewandten Absorptionsmittel neben 

 der Kohlensäure auch noch Sauerstoff (oder vielleicht Luft als solche) 

 absorbiren, und dadurch werden die Angaben mit einem Fehler be- 

 haftet, der sich durch Rechnung vorläufig nicht eliminiren lässt. Am 

 ersichtlichsten wird diese secundäre Absorption, wenn man mit trocke- 

 nen Absorptionsmitteln arbeitet. Es versteht sich, dass dann auch die 

 Flaschen trocken sind. Durch einige Stangen geschmolzenes Chlor- 

 calcium, das zuvor mehrere Stunden in Kohlensäure gelegen war, 

 und davon ein gleiches Volumen in jede Flasche gebracht wurde, war 

 durch mehrstündiges Stehen zuvor alle Feuchtigkeit entfernt. Statt 

 Lauge wurde festes Ätzkali in einem ausgezogenen Glasrohr in A 

 gebracht, und sein Volumen in B mit Quecksilber ausgeglichen. Das 

 weitere Verfahren war dasselbe. 



Die Bewegung des Index war nun natürlich viel langsamer, allein 

 sie war selbst nach 24 Stunden noch nicht zu Ende , zum Beweise, 

 dass fortwährend Gas aus Ä verschwand. 



Sie steht aber auch im Verhältniss zur Grösse der absorbiren- 

 den Kali-Oberfläche. Das Fortschreiten des Index von 30 zu 30 

 Minuten war z.B. einmal: (angewandt 1350 CC. Luft, zur Absorp- 

 tion eine 2 Zoll lange Kalistange, also verhältnissmässigviel weniger 

 Oberfläche als bei Lauge). 



CC. 



Differenz 



0-00 







0i3 



013 



0-32 



019 



0-47 



OlS 



0-58 



Oli 



0-66 



0-08 



0-72 



006 



0-7S 



0-03 



0-78 



003 



0-81 



003 



0-84 



003 



0-86 



002 



