254 Littrow. Über lichte Fäden 



Steinheil's treffliche Idee *) auf die Gauss'sche Collimation 

 eines Fernrohres durch ein zweites eine neue Art von Mikrometern 

 zu gründen, bei denen das messende Liniennetz ausser dem Fern- 

 rohre steht, also beliebig beleuchtet werden kann, ohne das Feld zu 

 erhellen und im Brennpunkte des anzuwendenden Instrumentes ein 

 optisches Bild des Netzes erscheint, hat lange Zeit hindurch die ver- 

 diente Beachtung nicht gefunden. Fünfzehn Jahre später betrat Prof. 

 Stampfer zuerst wieder diesen Weg 2) und es kann als eine wesent- 

 liche Verbesserung der S t e i n h e i Tschen Erfindung gelten, dass Prof. 

 Stampfer den eigentlichen Mikrometer nicht mehr vor dasObjectiv, 

 sondern zur Seite des Fernrohres, und die kleine Linse, welche das Bild 

 der messenden Marke im Brennpunkte des Rohres zu erzeugen hat, 

 ausserhalb des mittleren Lichtkegels stellte, der vomObjective gebildet 

 wird. Der grosse Vortheil, der durch das völlige Freilassen des Objecti- 

 ves erreicht wird, während es bei Steinheil um den ganzen Raum, 

 den die mikrometrische Vorrichtung einnahm, gedeckt war, wiegt 

 gewisse weiter unten zu berührende Unbequemlichkeiten , welche die 

 schiefe Stellung der Axe der kleinen Linse gegen die des Fernrohres 

 mit sich bringt, vollkommen auf. Indessen litt der Versuch, diesen 

 Mikrometer auszuführen, den man im Jahre 1842 an dem Äquatoriale 

 der hiesigen Sternwarte machte, an mehreren wesentlichen Übel- 

 ständen. Die matt geschliffene Glasplatte, in deren Wachsüberziig 

 die Linien geritzt waren, durch welche das Licht drang, um im 

 Fernrohre ein Bild zu geben, war auf dem Schieber fest, der bisher 

 mit seinen verschiedenfarbigen Gläsern zur Regelung der gewöhn- 

 lichen Fadenbeleuchtung gedient hatte. Man musste also immer die 

 Stellung dieses Schiebers ändern , wenn man die lichten Linien auf 

 dunklem Grunde, oder die dunklen Fäden im erleuchteten Feldesehen 

 wollte. Beide Systeme zugleich konnte man nur allenfalls bei Tage 

 sehen, wenn der Hintergrund für die dunklen Fäden durch dasObjectiv 

 das nölhige Licht erhielt. Jenes immerwährende Andern der Stellung 

 des Schiebers konnte aber nicht gestattet werden, weil an der unver- 

 rückten Lage des Mikrometers gegen die Collimations-Linie des 

 Instrumentes eben alles gelegen war. Überdies war es für die Beob- 

 achtung mit den gewöhnlichen dunklen Fäden sehr störend , dass 



1) Astronoinisclie Naclirichten, Bd. V, S. 339. 



*) Amialen der Wiener Sternwai-le, Tlieil XXI, Seite XLIV. 



