236 Litlrow. Über lichte Fäden 



Geraden stehen, und die man durch die Declinationsschraube auf den 

 Parallel des zu beobachtenden Gestirnes bringen muss, während man 

 zugleich an denselben Punkten die Durchgangszeit bestimmt. Es 

 scheint mir nun diese Einstellung in Declination einigermassen miss- 

 lich und es ist nicht jedem Beobachter zuzutrauen, dass er dieselbe 

 mit der nöthigen Schärfe ausführe; die Beobachtung in Rectascension 

 aber wird möglicherweise dadurch gefährdet, dass der Stern an 

 einem ihm ganz ähnlichen lichten Punkte pointirt werden soll, also im 

 Augenblicke der eigentlichen Beobachtung, ja vielleicht schon früher 

 verschwindet. Ich stellte mir daher die Aufgabe, sowohl diese Unzu- 

 kömmlichkeiten des Punkt-Mikrometers als die Übelstände, welche 

 ich oben bei dem Versuche an dem hiesigen Äquatorial rügte , zu 

 vermeiden, und gehe nun zu der Beschreibung desjenigen Apparates 

 über, mit welchem ich diese Zwecke erreicht zu haben glaube. 



Fig. 1 stellt im Massstabe von ^j^ der wirklichen Grösse einen 

 horizontalen Durchschnitt des Wiener Mittagsrohres dar. Von der 

 gewöhnlichen Beleuchtungslanipe A gelangt durch das in den Stein- 

 pfeiler ^C gebohrte Loch 2) das Licht in die hohle Axe £i) und fällt 

 zum Theile auf die matt geschliffene Glasplatte F , zum Theile geht 

 es an derselben vorüber. Die Glasplatte ist auf der glatten Seite mit 

 einer Mischung von Kopalfirniss und Lanipenruss überzogen , und 

 in diesen Überzug, nachdem er ziemlich trocken geworden, werden 

 die Linien geritzt, deren Bild im Fernrohre erscheinen soll, so dass 

 diese Linien völlig durchsichtig sind. Durch diese Spalten fällt Licht 

 auf den Spiegel G und wird von diesem in die Linse R reflectirt, 

 welche ein deutliches Bild jener Linien im Brennpunkte / des Fern- 

 rohres erzeugt. Aus Fig. 2, welche die Linse R in der vorderen (vom 

 Objective des Fernrohres aus genommenen) Ansicht zeigt, ersieht man, 

 dass der Umfang dieser Linse kein vollständiger Kreis, sondern ein 

 Segment ist, um den Haupt-Lichtkegel IKL des Fernrohres ganz 

 unbehindert vorbei zu lassen. Die Platte F so wie der Spiegel G 

 sind auf Ständern an einer Wand des Würfels J/iV befestigt, der die 

 Drehungsaxe des Instrumentes trägt. Fig. 3 gibt die Ansicht des 

 Spiegels G von dem nicht durchbrochenen Theil der Axe aus; ist 



•■) Diese hohle Axe ist bei unseren Meridian- Instrumenten durch ein Plangl.is vor 

 dem Eindringen von Staub u. dg-l. g-esichert, was schon für die dunklen Fäden 

 sehr am Platze, hier aber vollends unerlässig; ist. 



