im duukleii Felde bei Meridiau-Iustrumeuleu. 259 



bracht ist, noth wendig, mit grosser Sorgfalt daraufzusehen, dass 

 das Ocular während der Beobachtung immer eine und dieselbe Stelle 

 in der Auszugröhre einnehme. Der Winkel, unter welchem die Axe 

 des Mikrometers oder der Hauptstrahl der kleinen Linse der optischen 

 Axe des Fernrohres begegnet, beträgt in dem Falle des Mittags- 

 rohres der Wiener Sternwarte 2" 29' 20". Daraus folgt nach einer 

 beiläufigen Schätzung eine Verrückung der lichten Linien vonO'021T 

 Linien bei einer Rückung des Oculars von einer halben Linie. Nennt 

 man f die Brennweite des Objectives im Fernrohre, ausgedrückt in 

 Zollen , so ist die jener Verrückung entsprechende Änderung der 

 Stellung der lichten Linien gegen die dunklen Fäden 



X = —TT- Bogensecunden. 



In unserem Falle hat man /*= 61 , daher x=Q' i oder 0*.41, 

 also so bedeutend, dass diese Fehlerquelle mit aller Vorsicht zu ver- 

 meiden ist. Am Wiener Mittagsrohre wurde die Hülse, in der das 

 Ocular steckt, an einer Stelle viereckig durchbrochen, und eine kurze 

 Theilung darauf angebracht, der am Oculare ein Index entspricht. 

 Eine Klemmschraube in der Hülse hindert jede zufällige Verstellung 

 des Oculars. 



Übrigens hat, wie man von selbst sieht, diese Rücksicht nur 

 dann einzutreten, wenn die Stellung der lichten Linien gegen irgend 

 eine fixe Verticale in Betracht kommt, also bei Collimationsfehler, 

 Azimut, Lage dieses Systemes gegen das dunkle, etc., während z. B. 

 die Intervalle der lichten Linien unter einander dadurch nicht berührt 

 werden. 



Am Mittagsrohre ist die ganze Einrichtung in diesen Tagen 

 vollendet worden , und haben die Zonenbeobachtungen nun an die- 

 sem Instrumente begonnen. Wir sind daran, einen völlig ähnlichen 

 Apparat dem Meridiankreise beizugeben. In nächster Zukunft hoffe 

 ich die ersten Früchte davon den Astronomen vorlegen zu können, 

 bin aber schon jetzt in der Lage, die eben beschriebene Vorrichtung 

 meinen Collegen mit voller Zuversicht zu empfehlen. Um die Genauig- 

 keit, mit welcher man hier beobachtet, wenigstens vorläufig zu 

 prüfen, habe ich Antritte von Sternen im Äquator an je zwei 

 bestimmte lichte Linien genommen, und jedem dieser Sterne in 

 Declination zweimal eingestellt. Ich fand so z. B. folgende Zahlen: 



17* 



