314 R e s 1 h u b e r. 



Über Prof. Stampfer s Lichtpunkt- Mikrometer im Feimrohre 

 des Mei'idiankreises der Sternwarte zu Kremsmünster. 



Von dem c, M. P. Angustin ßeslhnber, 



Direetor der Sternwarte zu Kremsmünster. 

 (Mit I Tafel.) 



Eine der Hauptbeschäftig'ungen unserer Sternwarte, seit wir 

 durchdie Gnade Sr. Majestät des höchstseligen Kaisers Franz I. (im 

 Jahre 1827) im Besitze eines Meridiankreises sind, ist die Beobachtung 

 der Planeten bei ihrem Meridian-Durchgange mittelst dieses Instru- 

 mentes. Das Fernrohr von 35 Pariser Linien Objectiv - Öffnung ist 

 noch von dem berühmten Frauenhofer, die andere Ausstattung, 

 zweischuhiger Höhenkreis etc. aus der astronomischen Werkstätte 

 des k. k. polytechnischen Institutes in Wien. Das Instrument wurde 

 seit der ersten Anfertigung mannigfaltig vervollkommnet. Statt der 

 anfänglich fixen Libelle zur Bestimmung der Lage des Alhidaden- 

 kreises wurde eine grössere empfindlichere, zum Umlegen eingerich- 

 tete Libelle angebracht. 



Um bei der oftmaligen Trägheit der Libellen-Blase sehr kleine 

 Änderungen in der Lage der Alhidade leichter erkennen und ihren 

 Einfluss bestimmen zu können, brachte Herr Prof. S. Stampfer 

 eine sehr sinnreiche Fühlhebel- Vorrichtung mit der Alhidade in Ver- 

 bindung, die durch ihre Verlässlichkeit und Bequemlichkeit im 

 Gebrauche sich seit einer Reihe von Jahren auf das trefflichste 

 bewährt. 



Eben derselbe Freund und Rathgeber unseres Observatoriums 

 brachte an dem Faden-Mikrometer des Fernrohres eine Vorrichtung 

 mit zwei schiefen Fäden (rechts und links vom Mittelfaden) an, um 

 Änderungen im Azimuthe des Instrumentes mit Hilfe der Meridian- 

 Mire am Höhenkreise bestimmen zu können. 



Im Jahre 1847 wurde das ganze Instrument nach einem zwanzig- 

 jährigen Gebrauche umgearbeitet, und bei dieser Gelegenheit wurden 



