316 Reslhuber. 



schnell als möglich abgethan werde, was eben nur bei Meridiankreis- 

 Beobachtungen der Fall ist, wo die Bestimmungen der Reductions- 

 Grössen , des Standes und Ganges der Uhr, der Fehler, welche in 

 der Aufstellung des Fernrohres und in der Änderung von dessen Lage 

 stattfinden etc. unter Einem für alle an einem und demselben Abende 

 beobachteten Sterne gemacht werden. 



Mein Wunsch war demnach , ein Lichtpunkt-Mikrometer zu 

 haben, wie ein solches an unserem Äquatoreale besteht, und von 

 dessen VortrefFlichkeit ich aus vieljähriger Erfahrung überzeugt war. 

 Hr. Prof. Stampfer erklärte, dass die Ausführung keine Schwierig- 

 keiten habe, construirte einen Entwurf hierzu, besprach sich darüber 

 mit dem ausgezeichneten Mechaniker Hrn. Chr. Starke, Vorsteher der 

 astronomischen und mechanischen Werkstätte des k.k. polytechnischen 

 Institutes zu Wien , und somit kam zum er sten Male an einem 

 Meridiankreise ein Lichtpunkt- Mikrometer und zwar 

 mit zwei Lichtpunkten zur Ausführung. Ich nahm im Sommer 

 1852 auf Angabe des Hrn. Prof. Stampfer die nöthigen Abmes- 

 sungen am Instrumente vor; nach diesen wurden in der astronomi- 

 schen Werkstätte die Bestandtheile des Mikrometers angefertigt, und 

 im Herbste desselben Jahres unter Stampfer's Anleitung von dem 

 gewandten Arbeiter der astronomischen k. k. Werkstätte, B a r t d o r f, 

 das Mikrometer hier am Orte des Instrumentes eingerichtet, was zu 

 unserer Freude ungemein schnell und glücklich vor sich ging. 



Da ich nun durch volle drei Jahre mit günstigem Erfolge bei 

 Beobachtung lichtschwacher Himmelskörper, Planeten, Fixsterne und 

 selbstKometen von dieser Mikrometer-Vorrichtung Gebrauch gemacht 

 habe, wie es die zahlreichen Planeten -Ortsbestimmungen in den 

 astronomischen Nachrichten beweisen, so bin ich so frei, der hohen 

 kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Kurzem über die 

 Einrichtung dieses Mikrometers Bericht zu erstatten, 

 und die von mir gemachten Erfahrungen mit zutheil en. 



Die beiliegende Tafel zeigt in Fig. I den Horizontal-Durchschnitt 

 des Fernrohres (der Maassstab ist 1/3 der natürlichen Grösse im Wie- 

 ner Maasse) , und zwar ist 

 A A^ A ^ J3 der Horizontal-Durchschnitt vom Würfel des Fernrohres, 



auf der Seite A A^ findet sich der massive 

 „ „ ,; A~ J3 ^, ^, ^ durchbohrte 

 Zapfen der Drehungsaxe des Fernrohres. 



