über Prof. Stampfer's Lichtpunkt-Mikrometer etc. 321 



man eine der Öffnungen 4, 3, 2, 1 der Vorsteckröhre nimmt, nach 

 Belieben verkleinert werden kann. 



Mit der ÖfFnung 4 erscheinen die Bilder der Kügelchen als Sterne 

 der fünften Grösse im dunklen Gesichtsfelde; mit der Öffnung 1 als 

 Sterne der neunten Grösse. Durch Verkleinerung der Flamme ganz 

 besonders aber durch die Scheerklemme kann man diese künstlichen 

 Sterne bis zur Helligkeit eines Sternes der 12. — 13. Grösse herab- 

 stimmen. 



Der Wechsel der Vorsteckröhre ist in wenigen Secunden ge- 

 schehen, daher der Gebrauch des Mikrometers gar keine Störung 

 in schnell auf einander folgende Beobachtungen bringt. 



Was die Beobachtungs weise betrifft, so bedarf diese, 

 wenn man bei erleuchtetem Gesichtsfelde von den Lichtpunkten 

 Gebrauch machen will, gar keiner besondern Erörterung; für licht- 

 schwache Gestirne aber, für welche das Mikrometer eigentlich be- 

 stimmt ist, bemerke ich Folgendes: 



Bei der Vorsteckröhre nehmen wir zum Einlassen des Lichtes 

 der ßeleuchtungslampe stets die kleinste Öffnung, diese muss genau 

 in der Mitte einstehen. Bei voller Flamme repräsentiren sich, wie 

 schon oben erwähnt, die Lichtpunkte als Sternchen 9. Grösse im 

 übrigens vollkommen dunklen Gesichtsfelde. 



Man erwartet den Eintritt des zu beobachtenden Sternes in das 

 Gesichtsfeld, verhüllt sich das Haupt sehr gut mit einem schwarzen 

 Tuche, um alles Seitenlicht im Zimmer vom Auge abzuhalten, und 

 gewöhnt das Auge an die Dunkelheit. Tritt der Stern ein, so mode- 

 rirt man das Licht der Punkte entweder durch Verkleinerung der 

 Flamme oder besser durch die zur Blendung am Instrumente ange- 

 brachte Scheerklemme so, dass die Lichtpunkte sehr nahe die 

 Helligkeit des zu beobachtenden Gestirnes erhalten, bringt mit 

 der Mikrometerschraube des Höhenkreises den Stern in die Höhe 

 des ersten Lichtpunktes, fasst den Moment der Deckung des 

 Sternes durch den Lichtpunkt auf, verbessert die Einstellung auf 

 die Höhe bei dem Antreten an den zweiten Punkt, und beobachtet 

 gleichfalls die Zeit der vollständigen Deckung des Sternes durch 

 denselben. 



Die beobachteten Deckungszeiten geben die Daten zur Bestim- 

 mung der Rectascension, die Einstellung auf die Höhe und Ablesung 

 des Höhenkreises jene zur Ermittlung der Declination des Sternes. 



