über Prof. Stampfer's Lichtpurikt-xMikrometer etc. 323 



ZU können, so war mein Augenmerk auch auf die Kometen 

 gerichtet. Da aber diese vermög ihres gewöhnlich wenig intensiven 

 Lichtes stärkere Vergrösserungen nicht vertragen (wir gebrauchen 

 bei den Beobachtungen mit dem Meridiankreise gewöhnlich eine 

 SOmalige Vergrösserung, Avelche bei der optischen Kraft unseres 

 Fernrohres für Kometen zu stark ist), so ersuchte ich Herrn Starke, 

 mir für Kometen-Beobachtungen einen schwächeren Ocular-Einsatz 

 anzufertigen. Herr Starke lieferte mir im November 1852 einen 

 Einsatz mit 30maliger Vergrösserung, von welchem ich bisher bei 

 mehreren Kometen mit günstigstem Erfolge Gebrauch gemacht habe. 



Nachdem das Mikrometer eingerichtet, war es die erste Auf- 

 gabe, die Lage der beiden künstlichen Sterne zum Mitte i- 

 punkte des Faden- Mikrometers auszumitteln, da alle Bestim- 

 mungen der Grössen, welche zur Reduction der Beobachtungen er- 

 fordert werden, soAvie die der Correctionen wegen der Fehler, die in 

 der Aufstellung des Instrumentes und in den Änderungen von dessem 

 Stande statthaben, in Beziehung auf diesen Mittelpunkt gemacht 

 werden, und auch die Ablesungen am Höhenkreise für denselben 

 gelten; es waren die horizontalen und verticalen Ab stand e 

 der zwei Lichtpunkte von der Mitte des Fadennetzes zu eruiren. 



Zur Ausmittlung der horizontalen Abstände vom 

 Mittelfaden wurden die Durchgangszeiten nördlicher Sterne sowohl 

 an den Fäden als den Lichtpunkten beobachtet. 



Im Mittel aller bis Ende November 1855 gemachten Bestim- 

 mungen sind die horizontalen Abstände der Lichtpunkte vom Mittel- 

 faden des Faden-Mikrometers auf den Äquator reducirt und in Zeit- 

 secunden ausgedrückt, für die Lage des Instrumentes „Kreis Ost" 

 und für Sterne in der oberen Culmination 

 (K. 0. und 0. C.) 



I. Pankt — horiz. Abstand vom Mittelfaden= 8f71 aus 120 Bestimmungen. 



II. « - « „ „ ,, =19-71 „ 106 



Dieselben Abstände gelten in gleicher Ordnung auch für nörd- 

 liche Sterne bei ihrer unteren Culmination und der Lage des Instru- 

 mentes „Kreis West." 



Für Sterne bei K. 0. und U. C. sowie bei K. W. und 0. C. sind 

 diese Abstände in verkehrter Ordnung zu nehmen. 



Eine Hilfstafel, geordnet nach der Declination von OobisGO^gibt 

 für alle möglichen Fälle diese horizontalen Abstände. 



