328 Stampfor. 



Das Mikrometer in Kremsmünster bestellt der einfacheren und 

 leichteren Ausführung wegen nur aus 2 Punkten; es lassen sich jedoch 

 auch mehrere Punkte anwenden. Die Figuren 1, 2, 3 zeigen die 

 Einrichtung beispielsweise für 4 Punkte. Der Träger ABC Fig. 1 

 ruht auf drei Schrauben Ui, a^, «3, und wird gegen diese durch die 

 Schraube b angezogen. Diese vier Schrauben gehen durch die Wand 

 des Würfels, so dass ihre Köpfe auf der äusseren Seite sich befinden. 

 Mit diesem Träger ist der Rahmen DE mittelst der Schraube c 

 verbunden, welcher die Kügelchen trägt, Fig. 3. Die beiden äusseren 

 Kügelchen sind fest mit dem Rahmen verbunden, jedes der inneren 

 hingegen wird durch eine kleine Stahlfeder, wie Fig. 1 aß, getragen, 

 auf welche eine Druckschraube 7 wirkt. Dadurch ist, wie man sieht, 

 das Mittel gegeben, alle Kügelchen genau in eine gerade Linie zu 

 bringen. Die Theile des Trägers müssen von hinreichender Stärke 

 sein , um jede merkliche Biegung bei den verschiedenen Lagen des 

 Fernrohres zu verhindern. Ich will nun die Rectification etwas näher 

 beschreiben, und setze dabei voraus, dass Alles nach genauer 

 Abmessung und Zeichnung gemacht ist. Das kleine Mikrometer- 

 Objectiv E, Fig. 5 lässt sich nach der Länge der Mikrometer -Axe 

 BC verschieben; kann es auch senkrecht auf seine Axe vertical 

 und horizontal etwas gerückt werden, desto besser. Nachdem die 

 Vorrichtung Fig. 1 in den Würfel eingesetzt ist, sucht man die 

 Lichtpunkte durch die Bewegung des Trägers ABC oder des 

 Mikrometerglases nahe in die Mitte des Gesichtsfeldes zu bringen. 

 Durch ungleicheBewegung der Schrauben «3, ^3 in Fig. 2 wird sowohl 

 eine horizontale Bewegung der Bilder als auch eine Änderung in 

 der Neigung der Linie gegen den Horizont bewirkt, welche die 

 äusseren Punkte 1, 4 verbindet. Durch gleiche Bewegung der drei 

 Schrauben «j, a^, «3 können die Bilder vertical verrückt werden. Hat 

 man die Bilder im Gesichtsfelde, so bringt man sie in die Ebene 

 des Fadennetzes durch gehörige Verschiebung des Mikrometerglases 

 längs seiner Axe, wobei d:inn die Linie der Bilder 1, 4 zugleich 

 senkrecht auf der Fernrohraxe stehen soll. Man erkennt dieses aus 

 der gleichen Schärfe beider Bilder, noch besser aber, wenn man die 

 Punkte 1, 4 zwischen die Horizontalfäden stellt, gegen welche sie 

 gleiche Lage zeigen müssen , wenn das Auge am Ocular etwas auf 

 und ab bewegt wird, nämlich sie müssen entweder beide gegen die 

 Fäden ganz unbeweglich sein, oder gleichviel nach derselben Richtung 



