330 S tum p ft^r. 



Obschon die Sache für sich klar ist, so habe ich doch durch 

 wirkliche Versuche mich überzeugt, dass die Vollkommenheit einer 

 auf diese Art hervorgebrachten Doppelreihe von Lichtpunkten jeder 

 Erwartung entspricht. 



Man kann ein solches Lichtpunkt -Mikrometer auch beweglich 

 einrichten. Zu diesem Zwecke wird das kleine Mikrometerglas 

 beweglich gemacht und durch eine aus dem Rohre hervortretende 

 Mikrometerschraube in Bewegung gesetzt. Mittelst dieser von einem 

 sachkundigen und geschickten Mechaniker ausgeführten Einrichtung 

 werden sich an parallaktisch aufgestellten Fernrohren Declinations- 

 DifTerenzen mit ge\\ünschter Schürfe messen lassen , während die 

 Differenzen in Rectascension durch die Durchgangszeiten gegeben 

 sind. Ein bis zwei Punkte werden hier genügen, weil solche Beobach- 

 tungen beliebig wiederholt werden können. 



Man kann auch in der Richtung der Declination zwei oder drei 

 Lichtpunktein zweckmässigen Abständen anbringen, so dass sich 

 dann mit geringerer Bewegung der Mikrometerschraube Declinations- 

 Differenzen von 30 Minuten und darüber messen lassen, wenn auch 

 das Ocular in derselben Richtung verschiebbar ist. Es versteht sich 

 von selbst, dass Correctionsschrauben angebracht sein müssen, um 

 die Richtung der Bewegung der Lichtpunkte mit dem Declinations- 

 kreise genau parallel zu stellen. Ihre gegenseitige Lage lässt sich 

 dann durch Durchgänge von Sternen finden, deren Position scharf 

 bekannt ist. Auf diese Weise dürften sich Differentialbeobachtungen 

 erhalten lassen , welche nicht nur genauer sind , als jene mittelst 

 Kreismikrometer, sondern vor letzteren auch noch den Vorzug einer 

 bedeutend einfacheren Berechnung haben. 



Diese Lichtpunkte geben zugleich ein einfaches Mittel, beson- 

 ders die kleinen Sterne in Bezug auf die Lichtstärke mit einander zu 

 vergleichen, indem man die Helligkeit des Lichtpunktes bei jedem 

 Sterne so regulirt, dass sie gleich hell erscheinen. Ist dann die 

 Vorrichtung zur Regulirung der Helligkeit des Lichtpunktes mit einer 

 Scale versehen, so gibt diese den Maassstab für die relative Licht- 

 stärke der verglichenen Sterne. Zweckmässig lassen sich hierzu 

 zwei Schuher anwenden, welche sich mittelst einer Schraube der- 

 art gegen einander bewegen, dass sie immer eine quadratförmige 

 Öffnung lassen, deren Mittelpunkt eine unveränderliche Lage behält. 

 Damit diese Öffnung dann nicht gar zu klein ausfalle, wird ein Licht 



