über die Bestimmunff der Seehöhe aus dem heobachteten Luftdrücke. 



355 



vor der Absendung. Um daher die Vergleichung an Ort und Stelle 

 vornehmen zu können, wurde im vorigen Sommer die Bereisung 

 der Stationen begonnen, und wird hoffentlich im laufenden und den 

 folgenden Jahren fortgesetzt werden. Die Fehler der auf diesem 

 ersten Reisecurs verglichenen Instrumente, in so ferne sie zur 

 vorliegenden Untersuchung einen Beitrag lieferten, sind in der 

 nachstehenden Tafel enthalten , und wurden natürlich bei der 

 Berechnung der Seehöhe berücksichtigt. Die Zeichen der Correction 

 sind so zu verstehen, dass die Ablesung des Stations- Instrumentes 

 um die Correction vergrössert, wenn diese das Zeichen -j- , und 

 verkleinert wenn sie das Zeichen — hat, mit der Angabe des 

 Normalbarometers der Centralanstalt übereinstimmt. 



TAFEL I. 

 Übersicht der auf der Reise im J. 1855 gefundenen Fehler der Stationsbaroiueter. 



Station 



Fehler 



Station 



Fehler 



Adelsberg . . 

 Adinont' . . . 

 Althofen*. . . 

 Aussee (Alt-) . 

 Aussee (Markt) 

 Bregenz . . . 



Cilli 



Gastein * . . . 

 Heiligenblut 

 St. Jakob . . 

 Klagenfurt . . 

 Kremsmünster . 



+ 0'-2i 

 + 0-48 



— 0-02 

 + 0-13 

 + 009 



0-01 

 0-07 

 + 0-41 

 + 13 



— 0-46 

 + 011 



— 0-06 



+ 



Laibaeh . . . 

 Licnz * . . . . 



Linz 



St. Magdalena 

 St. Maria. . . 

 Meran . . . . 

 Obervellaeh . . 

 St. Paul * . . 



Plan 



Salzburg . . . 

 Tröpolaeh . . 

 Wüten * . . . 



— 0"'ll 



— 0-34 



+ 0-08 



— 0-41 

 + 0-13 



— 0-05 

 + 0-28 

 + 1-36 



— 0-lS 

 -j- 0-09 

 + 0-06 

 + 0-7ä 



Im Jahre 1854 wurde für Triest der Fehler = + 0.'" 21, 



„ Venedig „ = — 012 gefunden. 



Die mit Sternchen versehenen Stationen beobachten mit minder 

 genauen nicht von der Centralanstalt versendeten Instrumenten. Eigene 

 Instrumente haben auch noch K r e m s m ü n s t e r, b e r v e 1 1 a c h und 

 Salzburg, welche jedoch an Genauigkeit den unsern nicht nachstehen. 



In Althofen wurde das Barometer durch Änderung des Niveau 

 im Gefässe am 12. August corrigirt, der beigesetzte Fehler gilt 

 daher von diesem Tage an, der frühere ist = — l''i2. 



In Gastein wurde das birnförmige Barometer am 2. August 

 durch ZugiessenvonQuecksilber besser zur Übereinstimmung gebracht. 

 Der früher an den Ablesungen vorhandene Fehler betrug -|- 2"'. 



