EXPLICATION DES FIGURES. 
La figure 1 représente le thermomètre différentiel ordinaire, consistant en deux 
Les figures 2 et 3 représentent le photomètre. La première nous le 
Fic. 4. 
tubes soudés ensemble et terminés par deux boules à peu pres égales, 
qui contiennent chacune de l’air atmosphérique. Entre elles, on a placé 
dans le tube de l’acide sulfurique coloré avec du carmin. Quand les 
deux boules sont à la même température, le liquide reste en repos; mais 
si la boule droite est plus chaude que l’autre, le liquide baiïssera dans le 
tube d’une quantité proportionnelle à la dilatation qui aura eu lieu. Les 
degrés tracés sur l’échelle qui est fixée à l'instrument correspondent à des 
millièmes de l’intervalle compris entre la glace fondante et l’eau bouil- 
lante. Quand la boule gauche est couverte d’une feuille d’or, l'instrument 
est converti en pyroscope, qui marque, par l’élévation ou l’abaissement 
de sa colonne liquide , l’intensité des impressions calorifiques 
que les sur- 
faces chaudes ou froides transmettent par l’intermede de l’air. 
montre sous 
la forme portative, et capable d’être mis dans un étui de bois, et la fig. 3 
représente le photomètre stationnaire. Dans ces deux instrumens, la 
boule qui reçoit l’action calorifique de la lumière est faite d’émail noir, 
et l'influence irrégulière du vent est détruite par une cage de verre. 
Coupe poreuse, employée d’abord pour former un hygromètre qui ac- 
compagnoit un thermomètre à mercure ouvert par le haut, avec un petit 
réservoir destiné à contenir l’excédent du mercure. C’est un essai du ther- 
momètre différentiel. 
Fic. 5 et 6. Hygrometres. Le premier stationnaire, le second peut être enveloppé 
Fic. 7. 
d’un étui de bois, d'ivoire ou de métal, et transporté comme l'instrument 
de la fig. 2. L’une des boules est ordinairement de verre bleu, et l’autre, 
qui contient l'excédent du liquide coloré, est recouverte de quelques plis 
de papier enveloppés de soie bleue. On mouille cette boule recouverte, on 
l'expose à l’évaporation, et le liquide marque bientôt, en descendant dans 
la partie opposée du tube, le degré de sécheresse de l’air. Dans la fig. 5, 
l'instrument est maintenu constamment en action, au moyen de fils déliés 
qui plongent dans un flacon plein d’eau. 
Hygroscope. Le petit réservoir pyramidal , d'ivoire tourné, et qui porte un 
tube de verre d’un large diamètre, est rempli de mercure. Quand l’at- 
