80 SOCIÉTÉ DE BiOLO(.lE 



Contribution a l'étude clinique de la tension veineuse. 

 Technique et premiers résultats, 



par Maurice Villaret, Fr. Saint-Girons et 

 G. Jacquemin-Guillaume. 



Les recherches lîur la tension veineuse périphérique n'ont pas 

 été très nombreuses jusqu'ici. En dehors des expériences sur l'ani- 

 mal (Bayliss et Starling, Plumier), nous citerons les travaux de 

 Sahli, de von Recklinghausen, de Moritz et Tabora, de Frank et 

 Rey, dont on trouvera la description dans l'ouvrage de J. de Meyer 

 (191/i). Parmi les techniques qu'ils ont employées, peu sont 

 exemptes à la fois d'imprécision et de complication et J. de Meyer 

 indique, en conclusion, que l'étude de la tension veineuse est à 

 l'heure actuelle bien peu avancée. 



Nous avons repris les recherches, restées inédites, que l'un 

 de nous avait commencées en 19 12 avec M. Paul Descomps, et 

 nous sommes arrivés à une technique de mesure qui nous semble 

 à la fois simple et précise. 



Les instruments nécessaires sont : 

 . 1° Le manoiïiètre de H. Claude pour la mesure de la tension du 

 liquide céphalo-rachidien^ gradué en centimètres d'eau. 



3° Un tube de caoutchouc épais, long de 6 cm. environ, sur 

 lequel est monté un embout de seringue de verre, et qui grâce 

 à un tube de verre se relie au tube de caoutchouc du manomètre. 

 3° Une aiguille à ponction veineuse, de modèle courant. 

 Le manuel opératoire est également simple. Le sujet étant cou- 

 ché horizontalement et le bras maintenu rigoureusement dans le 

 plan du corps, on fait saillir les veines du pli du coude, grâce 

 à un lien élastique. On introduit l'aiguille dans une des veines ; 

 on enlève le lien ; on attend une à deux secondes, pour que la ten- 

 sion veineuse revienne à son chiffre normal ; on int'^oduit dans 

 l'aiguille l'embout, qui ainsi que son petit tube de caoutchouc 

 a été trempé dans de l'huile d'olive stérilisée, pour empêcher 

 toute coagulation. L'aiguille du manomètre se déplace, assez len- 

 tement et atteint, en quelques secondes un chiffre auquel elle s'ar- 

 rête, et qui mesure la tension veineuse. Il faut naturellement 

 avoir soin qu'aucune compression, par le lien ou par la main 

 de l'opérateur ne soit exercée en amont de la veine qui a été pi- 

 > quée ; un contact, même léger, suffît à augmenter la tension vei- 

 neuse de plusieurs centimètres d'eau, et l'aiguille ne revient que 

 lentement jusqu'au chiffre exact ; parfois même elle reste au- 

 dessus. 



Nos recherches ont porté jusqu'ici sur 3o sujets des deux sexes. 



