SÉANCE Dtl i9 MARS 533 



Les eniegistreui's optiques tels que celui de Bull sont surtout 

 utilisés en électrocaidiographie, mais ils servent également à 

 l'inscriplion des phlébogrammes. Ces appareils sonl habituelle 

 ment mus par un moteur électrique ; ils ne sont pas transporta- 

 bles, en outre, le déplacement des styles se fait dans un plan ver- 

 tical. 



Pour les besoins de la clinique, nous avons fait construire un 

 polygraphe à enregistreur optique, facile à manier et transpor- 

 table. Le film est entraîné par un mouvement d'horlogerie, des 

 combinaisons de poulies permettent de changer les vitesses dont 

 les extrêmes varient de 25 mm. à 90 mm. par seconde. Le film 

 est de 8 centim. de large, ce qui permet d'enregistrer simultané- 

 ment a umoins 3 courbes, sa longueur est de 10 à i5 mètres, ce 

 qui permet rfn enregistrement prolongé. Comme appareils ré- 

 cepteurs, nouis utilisons les tambours de Marey, dont les styles se 

 meuvent dans un plan horizontal, on peut se servir avec cet ap- 

 pareil de membranes minces et de styles très légers. Les styles 

 se déplacent sur une fente linéaire perpendiculaire à leur direc- 

 tion, sous cette fente glises le papier film. Au-dessus des styles 

 est fixée une petite lampe électrique de 5 volts, dont le filament 

 métallique horizontal est dirigé parallèlement à la fente. La dis- 

 tance de la lampe se règle suivant la vitesse de rotation. Pour 

 alimenter la lampe, on utilise le courant de ville avec un dévol- 

 teur ou à défaut de courant, une pile sèche. Le temps est donné 

 par un chronographe de Jaquet. 



Les tracés que nous avons obtenus avec cet appareil, sont 

 d'une grande finesse. Par suite d'un phénomène de diffraction de 

 petites raies verticales apparaissent sur le fond du papier, elles 

 servent de repères de synchronisme. Avec cet appareil, il n'y a 

 pas de réglages complexes, et il n'est pas nécessaire de recourir 

 à un aide pour recueillir le tracé. 



L'absence d tout frottement donne une grande précision à ce 

 mode d'inscription avec cet appareil et avec l'oscillographe de 

 Mougeot, muni de deux sphygmoscopes couplés on peut, sur des 

 tracés pris en grande vitesse, déterminer, rigoureusement la vi- 

 tesse de transmission de l'onde artérielle, vérifier le synchro- 

 nisme du battement de deux artères symétriques et même l'éga- 

 lité de leur amplitude. Pour cette dernière recherche,^ il faut 

 avoir soin de prendre deux tracés successifs de chacune des 2 ar- 

 tères, en intervertissant les manchettes. 



