534 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Tubes capillaires en collodion, 

 par Serge Tchahotine. 



Dans les recherches microscopiques, surtout en microchimie 

 et en cytologie expérimentale, on est souvent obligé de faire cir- 

 culer des solutions sous une lame couvre-objets en comprimant 

 en même temps les éléments y contenus, ou encore de mettre 

 sous celle-ci un élément microscopique quelconque isolé, de le 

 comprimer et de le retirer ensuite de sa position sans le perdre. 

 Vu la petitesse de certains objets, les divers compresseurs ne sont 

 pas toujours appropriés à ces buts. Après diverses tentatives 

 tendant à élaborer une technique plus sûre et commode, j'ai 

 réussi à employer des tubes capillaires en collodion. 



On les prépare de la manière suivante : on aspire une solution 

 éthéré de collodion dans une pipette simple, terminée par un 

 long capillaire à une de ses extrémités. Puis, de suite, on fait sor- 

 tir le liquide et on laisse tout l'éther s'évaporer. A l'intérieur du 

 tube capillaire se forme une couche très mince en collodion, 

 qui revêt toute la paroi du tube. Après son complet dessèche- 

 ment, on fait avec une lime fine plusieurs incisions sur le capil- 

 laire de verre et on rompt doucement dans ces endroits ; puis on 

 aspire de l'eau dans le tube capillaire et . on le met sous l'eau ; 

 celle-ci pénètre entre les parois des deux tubes — celui de collo- 

 dion et celui de verre — et facilite leur séparation. Après cela, 

 en tenant sous l'eau avec une pince le bout du capillaire en collo- 

 dion, on enlève doucement avec une autre pince les petits mor- 

 ceaux du capillaire en verre. On a alors un tube capillaire en col- 

 lodion, rempli d'eau, qu'on conserve sous l'eau et qu'on coupe en 

 morceaux de longueur voulue. 



Pour faire entrer dans ce. tube les objets à étudier, par exem- 

 ple un œuf d'oursin, on fait les manipulations que j'ai décrites 

 ailleurs. Avec une pince, le tube en collodion, contenant l'œuf, 

 est placé sous une lame de verre dans un compresseur de Zie- 

 'gler ou autre, et peut être comprimé à volonté, après quoi on n'a 

 aucune difficulfé pour le retirer. 



De même, on peut s'en servir pour faire des conduits capil- 

 laires afférents et efférents d'eau ou des solutions sous une lame 

 couvre-objet, qui comprime les éléments à observer. On com- 

 prime en même temps le tube, sans cesser le mouvement circu- 

 latoire du liquide, ce qui présente quelquefois une grande impor- 

 tance. 



