SÉANCE DU 19 MAKS 



545 



Nouvel appareil de pneumographie, 



par H. DORLENCOURT. 



A l'occasion de recherches entreprises dans le service du 

 P"" Marfan depuis bientôt un an, nous avons été conduit à faire 

 construire un pneuniographe d'un modèle, croyons-nous, nou- 

 veau. Dans un travail récent, d'Heucqueville a annoncé avoir uti- 

 lisé un appareil pneumographique qui, quoiqu'il n'en donne au- 

 cune description détaillée, semble basé sur le même principe 

 qui a présidé à l'établissement de celui que nous utilisons. Ceci 

 nous incite à donner dès maintenant sa description. 



Le fonctionnement de l'appareil repose sur les variations de 

 pression que subit, du fait de chaque ampUation thoracique, l'air 

 contenu dans un manchon de caoutchouc circulaire entourant 

 le thorax. L'appareil se compose d'une ceinture thoracique (D) 

 en toile rigide ; un système de bretelles (A) inférieures et supé- 

 rieures en assure la fixité une fois posée. A la face interne de cette 

 ceinture est collé un manchon creux de caoutchouc (c) qui en- 

 toure le thorax et se termine en avant par deux culs-de-sacs. A 



(i) D'Heucqueville . Adhérences pleurales. Etudes pneumographiques. Presse 

 médicale, 26 février 192 1. 



Biologie. Comptes re>dus. — 192 1. T. LXXXIV. So 



