564 



REUNION BIOLOGIQUE IJE STRASBOURG 



(34; 



li est nécessaire pour cela de pouvoir éaietlre des courants élec- 

 triques d'une durée connue et variable ù -\olonle entre i/ioooo et 

 1/ loo de seconde. Le dispositif que nous avons l'honneur de vous 

 présenter sous le nom ô'égersimètre (i) réalise ce. but avec toute 

 la précision souhaitable, en restant un appareil de dimensions 

 réduite, relativement simple et robuste, d'un maniement facile, 

 propre, en un mot, à être utilisé aussi bien en clinique qu'au 

 laboratoire. Nous avons dû, pour sa réalisation, mettre à profit les 

 ressources de la mécanique de précision et nous sommes heureux 

 de remercier M. Gallot, qui a bien voulu se charger de la cons- 

 truction de cet instrument et n'en a permis la livraison quaprès 



î b 



-W/V\'V\/WW\/\VVW\A- - 



— <vy= 



ô^ 



Schéma de régersimètre. 



S, source. R, réducteiir de potentiel. M. masse métalliqut'. V, voit-mèliL-. A. 

 milliampère-mètre. B, commutateur. E, électrodes. 



des essais et un étalonnage minutieux. Il se compose essentielle- 

 ment d'une masse M, tombant d'une hauteur d'environ i8 centim. 

 et qui, en rencontrant dans sa chute deux levier L et L" qu'elle 

 fait basculer, rompt deux contacts électriques. La première 

 rupture coupe une dérivation placée sur les électrodes et provoque 

 le passage du courant dans l'organisme, la deuxième interrompt 

 le circuit. Un de ces contacts est fixe, le deuxième est solidaire 

 d'une «vis micrométrique qui permet d'en faire varier la hauteur 

 d'une quantité connue. L'expérience montre que la durée de pas- 

 sage du courant efet proportionnelle à la différence de hauteur des 

 deux leviers. Au bas de sa chute, la masse M s'engage dans un 

 cylindre creux c constituant un amortisseur à air, grâce auquel 



(i) Du grec vrzç,u'.ç. exoitation. 



